112 Becher: Über neue Mikrotomkonstruktionen. 31,1. 



Celloidin , zumal von Terpinoel - Celloidinblöcken brauchbar. Die 

 Messerklemme kann nämlich nach Lockerung einer oberen Schraube 

 ohne weiteres bis zu einem Winkel von etwa 45 Grad gedreht 

 werden. 



Das Drehscheibenmikrotom unterscheidet sich von fast allen 

 automatischen Mikrotomen durch die horizontale Lage der 

 Schnittbahn und die damit zusammenhängende ungefähr horizon- 

 tale Stellung des Messers. Das hat den Vorteil, daß man bei 

 ungünstigen Objekten jeden Schnitt bequem vor sich 

 hat und wie bei einem Schlittenmikrotom vorsichtig 

 in Empfang nehmen kann. Bei dem senkrecht stehenden Messer 

 der MiNOTSchen Mikrotome ist eine solche Behandlung ungünstig 

 kommender Schnitte sehr viel unbequemer. Auf der anderen Seite 

 bilden sich bei senkrecht stehendem Messer die Bänder oft besonders 

 schön , weil die herabhängenden früheren Schnitte einen leichten, 

 gleichmäßigen Zug auf jeden neuen Schnitt ausüben. Übrigens ist 

 das Drehscheibeumikrotom so eingerichtet, daß man es ohne weiteres 

 um 90 Grad von vorn nach hinten aufkippen kann, so daß auch hier 

 das Band senkrecht nach unten hängt. 



Im allgemeinen wird natürlich eine solche Aufkippung nicht not- 

 wendig sein 5 denn das Instrument wird mit einer Bandführung ge- 

 liefert, die hinter dem Messer angebracht wird und gestattet, das 

 größer werdende Band vorsichtig immer weiter zu ziehen. 



Zusammenfassend können wir den im Leitz sehen Drehscheibeu- 

 mikrotom repräsentierten Typus folgendermaßen charakterisieren. Die 

 Schnittbewegung ist eine einsinnig kreisförmige , sie wird ausgeführt 

 von dem auf einer horizontalen Drehscheibe in allseitig beweglicher 

 Kugelgelenkklemme befestigten Objekt, das also das horizontal stehende 

 Messer immer nur beim Schneiden, nicht aber wie bei gerader Schnitt- 

 bahn auch beim Rückgang der Schnittbewegung passiert. Damit 

 werden eventuelle Beschädigungen des Blockes beim Zurückstreichen 

 unter dem Messer sowie ein Abheben des Bandes durch den Block 

 vermieden. Durch die Kombination von drehender Antriebsbewegung 

 mit kreisförmiger Schnittbeweguug verdient das Instrument den Namen 

 Rotations- oder Drehmikrotom in höherem Maße als etwa der MiNorsche 

 Typus. Die liorizontale kreisförmige Schnittbewegung, bei der keine 

 Umkehr des Bewegungssinnes stattfindet und bei der kein Gewicht 

 zu heben ist, sowie die Abgabe der automatischen Gegeneinander- 

 bewegung an den Messerteil geben dem Antrieb des Mikrotoms un- 

 vergleichliche Gleichförmigkeit und Leichtigkeit. 



