31,1. Becher: Über neue Mikrotomkonstruktionen. 113 



Die Ausrüstung der einzelnen Teile des Mikrotoms ist in modernster 

 Weise durchgeführt. Wir erinnern an die allseitig bewegliche Kugel- 

 geleukklemme des Objektes, an die automatische von 1 bis 20 [x ver- 

 stellbare Einrichtung zur Bestimmung der Schnittdicke, an die feinere 

 Hebimg und Senkung des Messers mit einer besonderen Schraube, 

 an die gröbere Verstellung mit der Mutterzange, ferner an die Mög- 

 lichkeit, Inklination (Neigung) und Deklination (Schräge) des Messers 

 zu verstellen, sowie endlich an die Bandführung. Die für vorsichtiges 

 Arbeiten vorteilhafte horizontale Messerlage kann durch Aufkippen 

 des ganzen Apparates mit einer an das MixoTsche Mikrotom er- 

 innernden Situation mit vertikalem Messer vertauscht werden. Der 

 ganze Mechanismus liegt verdeckt, geölte Flächen, die wie die Bahnen 

 eines Schlittenmikrotoms herabfallenden Schnitten verderblich werden 

 können, fehlen vollständig. 



[Eingegangen am 24. März 1914.] 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 31, 1. 



