130 



Referate. 



31.1. 



3. Präparationsmethoden im allgemeinen. 



Heydenreich , L. v., Ein Thermoregulator 



f. 



mit 

 Bakteriol. 



Wasser 

 Abt. 1, 



für Thermostaten (Zentralbl 

 Bd. 73, 1914, H. 6, p. 444). 

 Verf. heizt den Thermostaten mit einer großen Petroleumlampe 



bei kleiner Flamme. Die Kosten sind 



gerniger 



als bei Gas oder 

 Elektrizität. Der Thermo- 

 regulator ist nach neben- 

 stehender Figur eingerichtet. 



ganzen 



Figur 



zeigt 



den 

 Apparat. In das Wasser des 

 Thermostaten taucht der Kol- 

 ben 1 der Figur 3, der drei 

 Finger breit mit Methylen- 

 chlorid und darüber vier 

 Finger breit mit Quecksilber 

 beschickt ist. Mittels einer 

 Radfahrerpumpe wird so viel 

 Luft eingepumpt, daß das 

 Quecksilber in der Röhre 2 

 (Fig. 3) 55 bis 56 cm hoch 

 steht. Wird das Wasser des 

 Thermostaten auf 37^ er- 

 wärmt, so steigt das Queck- 

 silber. Angenommen, es er- 

 reicht die Gabelung (Fig. 3) 

 nicht. Die Regulierung er- 

 folgt dann durch Wasser iu 

 folgender Weise : Das Lei- 

 tungswasser tritt in den 

 Wasserkasten (Fig. 1 oben), 

 dann in den Ast 3 und 5 der 

 Gabelung (Fig. 3), weiter in 

 das lange Rohr 6 (Fig. 2). 

 Hier drückt es das Queck- 

 silber des U-Rohrs 4 herun- 

 ter und bei 3 in die Höhe. 

 Diese Bewegung überträgt sich durch ein Gestänge mit Gelenk auf 

 eine im Schornstein der Lampe betindliche Klappe, die um die Rohr- 

 abzweigung 1 (Fig. 4, bzw. 7 Fig. 2) ganz oder teilweise schließt, so 

 daß dem Thermostaten mehr Wärme zugeführt wird, worauf das Queck- 

 silber in der liöhre 2 (Fig. 3) steigt. Hat es die Gabelung erreicht, 

 so hört der AVasserstrom auf. Das Wasser im Kugelruhr 6 (Fig. 2) 

 fließt dann am Hahn 5 ab. Sinkt die Temperatur, so wird der Weg 



