31,2. Wolff: Klapp -Reflex -Kameras mit doppeltem Bodenauszug. 209 



zwei Jahreil ausschließlich eine Neukoustrukticu des Herrn G. Geiger- 

 München (die ich später an dieser Stelle beschreiben werde), sein für 

 alle im Laboratorium des wissenschaftlich arbeitenden Mediziners und 

 Biologen vorkommenden makro- und mikrophotographischen Arbeiten 

 gleich ausgezeichnet geeignetes und eine wirkliche ideale Universa- 

 lität aufweisendes Universal - Tisch - Stativ (Fig. 2« zeigt die Ap- 

 paratur in der Zusammenstellung für makroskopische Aufnahmen). 



Bei den stärksten Vergrößerungen hat man sich natürlich künst- 

 licher Lichtquellen zu bedienen. Ich verwende seit Jahren die Geiger- 

 schen EwoN-Miniatur-Scheinwerfer, die besten selbstregulierenden und 

 die wichtige Fixpunkteigenschaft in unübertroffener Weise reali- 

 sierenden Bogenlampen, die heute existieren und auch deshalb eine 

 große Verbreitung nicht nur in öffentlichen, sondern auch in privaten 

 Laboratorien erlangt haben, weil sie ohne weiteres an jede Schwach- 

 strom-Lichtleitung anschaltbar sind. Auf Figur 2 b ist das neuste, mit 

 nur 2^/2 Amp. brennende Modell zu sehen, das für mikrophotographische 

 Zwecke ganz besonders geeignet ist (vgl. Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. 

 Bd. 29, p. 328). 



Was mit der neuen „Klapp-Reflex" mikrophotographisch geleistet 

 werden kann, dürfte unsere Tafeltigur zur Genüge illustrieren. 



b. Aufnahmen in schwacher Vergrößerung (Lupenvergrößerung) 

 mit anastigmatisch korrigierten mikrophotographischen Objek- 

 tiven. 



Li Anbetracht der beträchlichen Balgenlänge kommt man mit 

 Objektiven von 40 und 60 mm Brennweite (ich benutzte zwei 

 BuscHSche Doppel- Leukar- Auastigraaten F/6'8 von 40 und 60 mm 

 Brennweite) völlig aus. Man erzielt dann 3^/5- bis Sfache, bezie- 

 hungsweise 2- bis .5fache Vergrößerung. Und zwar schon dann, 

 wenn man die betreffenden Objektive mittels einfacher Zwischenringe, 

 wie ich es tat , adaptiert. Befestigt man sie in konischen Stutzen, 

 die au ihrem weiteren Ende das Gewinde des Normalobjektivs tragen, 

 so kann, da die Standarte ungewöhnlich kräftig gebaut ist, die Ver- 

 größerung bis auf eine 12fache (wenn die Stutzeulänge 16 cm beträgt) 

 gesteigert werden. 



Für ganz schwache, bis 1 ^/^fache Vergrößerung verwandte ich, 

 ebenfalls mittels Zwischenringes, ein vorzügliches LEiTzsches Summar 

 von 150 mm Äquiv. -Brennweite und einem Öftnungsverhältnis von F/5. 



IL Aufnahmen aus geringen und mittleren Entfernungen. 



Das Normalobjektiv der Klapp-Reflex-Karaera, ein ERNEMANNScher 

 Doppelanastigmat von F/4'5 relativer Öffnung, hat 180 mm Brenu- 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 31, 2. 14 



