31,2. Wychgram: Über neue Prinzipien der Mikroprojektion. 219 



Energieausnutzung der Lichtquellen , was der Projektion , besonders 

 der mikroskopischen , zugute kommt , und anderseits ist durch sie 

 die reflex- und schleierfreie Ophthalmoskopie nach Gullstrand erst 

 ermöglicht worden. Auf letzterem Gebiete ist das rationelle Arbeiten 

 ohne diese Linsen allerdings so gut wie unmöglich , während ja die 

 Mikroprojektion auch früher schon , allerdings mit erheblichen Be- 

 schwerden, zu betreiben war. 



Im folgenden soll auf einen durch Einführung aplanatischer Linsen 

 erreichten Fortschritt ausführlicher hingewiesen werden, als ich dies 

 in meinen Berichten „Aus optischen und mechanischen Werkstätten" 

 in dieser Zeitschrift bisher tun konnte. 



Es handelt sich hier um einen neuen kleinen und erstaunlich 

 leistungsfähigen Apparat für Mikroprojektion, dessen sämtliche Teile 

 in höchst kompendiöser Weise auf einer optischen Bank von etwa 

 70 cm bis 1 m Länge untergebracht sind. Die optische Bank selber 

 ist auf ein solides Grundbrett von entsprechenden handlichen Dimen- 

 sionen aufgeschraubt, so daß der ganze Apparat leicht transportabel und 

 vor allem in sehr einfacher Weise aufzustellen und zu betreiben ist. 



Die Seele des Apparates ist die neue Bogenlampe in Verbindung 

 mit dem aplanatischen Kollektor. Die beste Charakteristik dieser 

 Neuerungen gibt die Einleitung der Druckschrift ,,Mikro 321" desZEiss- 

 Werkes, welches im folgenden hier zitiert sein mag. „Die Erfahrungen, 

 die wir bei der Herstellung nicht sphärischer Flächen sammeln konnten, 

 haben uns in den Stand gesetzt, Linsen mit solchen Flächen zu einem 

 Preis herzustellen, der ihren Gebrauch als Beleuchtungslinsen, zunächst 

 bei Apparaten für Mikrophotographie und Mikroprojektion , möglich 

 macht. Die Korrektion der sphärischen Aberration und die Erfüllung 

 der Sinusbedingung ist infolge der Einführung einer solchen Fläche auch 

 bei einer einfachen Linse für eine so große numerische Apertur möglich 

 geworden, daß die Strahlung der Lichtquellen in viel höherem Maße 

 ausgenutzt werden kann, als es früher der Fall war. Daraus eingab 

 sich als Folge, daß man, ohne eine Einbuße an Helligkeit befürchten 

 zu müssen, nun Lichtquellen von wesentlich — vier- bis sechsmal — 

 kleinerer Ausdehnung benutzen kann. Bei der uns hier vor allem 

 interessierenden intensivsten künstlichen Lichtquelle, dem Gleichstrom- 

 bogenlicht, heißt dies, daß Lampen von dementsprechend geringerer 

 Stromstärke ausreichen. Infolgedessen konnten die Abmessungen des 

 ganzen Apparats wesentlich verkleinert werden, denn die Bogenlampe 

 für 20 bis 30 Amp. mit ihrem Gehäuse bildete bisher den umfang- 

 reichsten Teil eines solchen Apparats." 



