31,2. Wychgram: Über neue Prinzipien der Mikroprojektion. 221 



Zentrierung und Justierung arbeiten zu können, so daß zeitraubende 

 und ärgerliche i^instellungen, wie sie bei weniger vollkommenen Appa- 

 raten stets vorkommen, und bei solchen mit getrennten Lampengehäusen 

 sogar meist unvermeidlich sind , wegfallen. Zu bemerken ist noch, 

 daß die Lampe bei richtiger Kohleneinstellung (die Kohlen können 

 während des Brennens einzeln ohne Störung verstellt werden) gegen 

 Stromschwankungen sehr unempfindlich ist. 



Bei der Gestaltung des Instrumentariums sind nun folgende 

 Möglichkeiten vorgesehen : Projektion mit umgelegtem Mikroskop, mit 

 vertikal stehendem Mikroskop und Projektion mit besonderen verein- 

 fachten Einrichtungen, welch letztere aus zwei Teilen, dem Objekt- 

 tisch mit Kondensor und dem vereinfachten Mikroskop („Projektions- 

 systemträger" und Tubus) bestehen , und welche beide auf Reiter 

 montiert, direkt auf die optische Bank zu setzen sind. Diese letztere 

 Anordnung , welche wohl für die meisten Fälle, wo Trockeusysteme 

 überhaupt ausreichend sind , und Aperturen von etwa 0*6 bis 0*7 

 nicht überschritten werden, genügen wird, zeigt Figur .3. 



Zu bemerken ist, daß das Köhler sehe Beleuchtungsprinzip hier 

 überall sehr klar und einfach durchgeführt ist. Man hat den apla- 

 natischen Kollektor so dicht an das Lampengehäuse zu rücken oder 

 das Mikroskop bei erreichtem guten Lichtabschluß so weit an das 

 Ende der optischen Bank zu setzen, daß auf dessen Kondensor-Iris 

 ein gutes , die Öffnung fast völlig erfüllendes Kraterbild entsteht. 

 Dann genügt eine geringe Distanzänderung des Kondensors, um auch 

 das notwendige Irisbild des Kollektors im Präparat zu erzeugen. 

 Handelt es sich um schwache Vergrößerungen, so genügt bei vollem 

 Abbe sehen Beleuchtuugsapparat (dreilinsigen Kondensoren) die maximale 

 Öffnung der Kollektor -Iris nicht mehr, um das ganze Gesichtsfeld frei- 

 zugeben. Man hat dann mit schwächeren Kondensoren von längeren 

 Brennweiten zu arbeiten, was bei den neuen aplanatischen Kondensoren 

 des Zeiss -Werkes durch Abnahme der Frontlinse oder der Duplexfront 

 erreicht wird, wodurch die asphärische Eiuzellinse in Wirkung tritt. 

 Diese Linse ist es auch, welche dem vereinfachten Mikroprojektions- 

 system (Fig. .3) beigegeben wird. 



Da eine optimale Energieausnutzung stattfindet , so wird man 

 erwarten dürfen, daß auch eine merkbare Wärmeentwicklung das 

 Präparat gefährden kann. Wendet man das Köhler sehe Beleuchtungs- 

 prinzip korrekt an, so ist eine Wärmegefahr nur bei den schwachen 

 Objektiven mit größerem Sehfelde zu befürchten. Für diese Fälle 

 hauptsächlich wird die sehr sauber gearbeitete Küvette mitgegeben. 



