31,2. Wychgram: Über neue Prinzipien der Mikroprojektion. 223 



Objekttisch ist drehbar, der Mikroskoptubus hat Mikrometertrieb für 

 eine hinreichende Feinbewegung. Die grobe Einstellung geschieht 

 durch Verschiebung auf der optischen Bank, und auch diese ist 

 ausreichend, da Bank und Reiter von so überaus exakter Arbeit sind, 

 daß bei einiger manueller Geschicklichkeit, die zu allen optischen Han- 

 tierungen gehört, eine recht präzise Einstellung leicht zu bewirken ist. 



Für normale Mikroskope in der üblichen Dimensionierung (in 

 erster Linie natürlich für solche aus der gleichen Provenienz), werden 

 Untersätze geliefert, und zwar eine Fußplatte für das horizontal um- 

 gelegte Stativ, und zu dieser Fußplatte ein Aufsatz für vertikale 

 Anwendung, welcher die Spiegelmitte in die optische Projektionsachse 

 bringt. Hierzu ist natürlich ein theoretisch richtig gebauter 

 Beleuchtungsapparat (Zeiss- Winkel) erforderlich , dessen Spiegel die 

 Exkursionen des Kondensors beim Auf- und Abkurbeln nicht mit- 

 macht. Kondensorverstellungen sind ja nötig, um das Irisbild des 

 Kollektors in die Präparatenebene, scharf einzustellen. Für das ver- 

 tikale Mikroskop, kommt schließlich noch ein totalreflektierendes 

 rechtwinkliges Prisma als Okularaufsatz hinzu, welches den Strahlen- 

 gang wieder horizontal macht (Fig. 4). 



Sollen an den Mikroskopen schwache (raikrophotographische) 

 Objektive benutzt werden , so ist die Zwischenschaltung einer ein- 

 fachen Sammellinse auf Reiter, ausklappbar, erforderlich. 



Das Nähere über die Handhabung und für die Auswahl findet 

 man in der gut bearbeiteten Druckschrift „Mikro 321" des Zeiss- 

 Werkes. Der Zweck dieser Zeilen ist nur die wissenschaftlich und 

 unterrichtlich interessierten Kreise auf diese aussichtsreichen und von 

 jedem Gesichtspunkt aus sehr beachtenswerten Neuerungen hinzu- 

 weisen, da ich die Beobachtung gemacht habe, daß diese Einrichtungen 

 noch viel zu wenig bekannt sind , und daß bei Anschaffung von 

 Mikro -Projektionseinrichtungen nicht selten eine gewisse Ratlosigkeit 

 besteht, die dann häufig ungeeignete Wahl zur Folge hat. 



Einer Mitteilung des ZEiss-Werkes zufolge , die mir nach Ab- 

 schluß des obigen zuging, muß noch bemerkt werden, daß die Lampe 

 für Mikroprojektion neuerdings nicht mehr auf Reiter, sondern auf 

 Fußplatte geliefert wird, ähnlich wie die (selbstregulierende) Weule- 

 Lampe. Diese Einrichtung ist in erster Linie getrofi'en worden, um 

 die verschiedenen Lampen (Handregulierlampe, WEULE-Lampe, Bogen- 

 lampe für das Lumineszenz- Mikroskop usw.) bequemer gegenein- 

 ander auswechseln zu können. 



[Eingegangen am 9. Juni 1914.] 



