31,2. 



Breuning: Eine einfache Wässerungsvorrichtung. 



22; 



Eine einfache Wässerungsvorriclitung. 



Von 



Dr. Fritz Breuuing, 



Assistenten an der Unir. -Kinderpoliklinik, München (dir. Prof. C. Seilz). 



Hierzu eine Textabbildung. 



Eine praktisch gut brauchbare, zuverlässige Wässerungsvorrichtung 

 für anatomische Objekte fehlt in manchen kleineren Laboratorien. Mir 

 hat sich folgende sehr einfache Anordnung treflflich bewährt : An ein 



kleines Batterieglas (Durchmesser 8*5 cm, Höhe lO'ö cm) läßt man 

 unten nahe dem Boden eine seitliche Tubusötfnung anschmelzen und 

 führt durch diese mit Gummistopfen abgedichtet ein mittelweites kurzes 

 Glasrohr. Durch Gummischlauch wird dieses mit der Wasserleitung- 

 passend verbunden. Sodann gießt man sich, indem man das Glas 

 entsprechend geneigt hält, aus hartem Paraffin einen Block, der die 

 unteren Partien des Glases ausfüllt und dessen tiefster Punkt P dicht 

 unterhalb der Einflußötfnung liegt. Die Oberfläche dieses Blocks bildet 

 dann bei Horizontalstellung des Glases eine schiefe Ebene von ungefähr 

 45*' Neigung. Damit der Block von dem einströmenden Wasser nicht 



15* 



