230 Honigmann: Hilfsapparat z. Herstellung lückenlos. Schnittserien. 31.2. 



es dabei auf die Reihenfolge der Schnitte nicht an , so nimmt man 

 große Schalen mit viel Wasser, das sich wenigstens eine kurze Zeit 

 lang genügend warm hält und legt möglichst viele Schnitte auf die 

 Oberfläche. 



Schon hier ist man unangenehmerweise auf die Verwendung 

 mehrerer Schalen angewiesen, da das nach einiger Zeit auf etwa 

 25 bis 30*^ C abgekühlte Wasser einerseits zwar die zur Streckung 

 der Schnitte erforderliche Temperatur nicht mehr besitzt, anderseits 

 aber immer noch nicht kalt genug ist, um dem Paraffin diejenige 

 Festigkeit zu verleihen, die es ermöglicht, den Schnitt sicher und 

 gefahrlos von der Wasseroberfläche abzuheben. Die dazu erforder- 

 liche Steifheit erlangt das Paraffin nämlich erst bei einer Wasser- 

 wärme von etwa 15 bis 18*^ C. 



Anders liegen die Dinge nun , wenn außer der Qualität auch 

 die Reihenfolge der einzelnen Schnitte eine wichtige Rolle spielt. 

 Die genaue Fixierung der Schnittfolge ist nun aber nicht nur bei 

 Rekonstruktionsverfallren der verschiedensten Art ganz unerläßlich, 

 sondern auch beim einfachen Studium irgendwelcher Organe, des 

 Nervenverlaufs usw. auf Schnittserien meist erforderlich. 



Hier können wir nun das alte Schnittstreckverfahren nicht ohne 

 weiteres anwenden, da es unmöglich ist, etwa in eine große Schale 

 mehrere Schnitte in bestimmter Reihenfolge unterzubringen — sie 

 schwimmen rettungslos durcheinander. Man hat sich in den meisten 

 Fällen dann wohl so geholfen, daß man jetzt eine möglichst große 

 Anzahl kleiner Schalen nahm und nun je einen Schnitt in einer Schale 

 unterbrachte. Doch die Nachteile dieses Verfahrens liegen klar zu- 

 tage : entweder füllte man mehrere Schalen zugleich mit warmem 

 Wasser, wobei man sicher sein konnte, daß nach Benutzung weniger 

 Schalen das Wasser der nächsten schon zu kühl sein würde, oder 

 man füllte jede Schale erst vor dem Gebrauch. 



Ganz abgesehen von dem Zeitverlust, der dadurch entsteht, daß 

 man in diesem Falle nach der Anfertigung jedes einzelnen Schnittes 

 aufstehen muß, um eine neue Schale zu füllen und den Schnitt hinein- 

 zulegen, abgesehen außerdem von der doch nicht ganz fernliegenden 

 Möglichkeit, daß bei diesem Verfahren doch einmal die Reihenfolge 

 der Schalen nicht innegehalten oder später vertauscht wird, so er- 

 schien mir ein weiterer Faktor Grund genug, den V^ersuch einer 

 Älodifikation des Verfahrens vorzunehmen: der Umstand nämlich, daß 

 bei derartig komplizierten Nebenmanipulationen das ruhige Arbeiten 

 des am Mikrotom Sitzenden unbedingt beeinträchtigt wird. 



