•j;>2 Honigmann: Hilfsapparat z. Herstellung lückenlos. Schnittserien. 31,2. 



Ein an a befestigter Hebel A^ dreht nun bei jedem Anschlag 

 an den festen Stab \ den Kreisring h um 360**: 36 = 10^ (Fig. 3j, 

 indem er jedesmal einen von 36 regelmäßig angeordneten Stiften 

 oder Nägeln {n) ergreift, die in b von untenher eingesetzt sind 

 (Fig. 1 u. 2) und kehrt dann von einer Feder F gezogen in seine 

 Ruhelage zurück. 



Auf dem Holzringe a (der übrigens jederzeit abgenommen werden 

 kann) befindet sich nun auch leicht abnehmbar das vorhin schon er- 

 wähnte ringförmige Blechgefäß, das durch 36 radial angeordnete 

 Blechstreifen in eine gleiche Anzahl ungefähr rechteckiger Kästen 

 oder Fächer geteilt wird, wie dies auf Figur 1 deutlich zu sehen ist. 



Der zylindrische Wasserbehälter ruht auf drei Füßen, die auf 

 a innerhalb von c angeschraubt sind ; etwa 2 cm über dem Boden 

 besitzt er einen Zapfhahn. Dieser ist durch Schnurverbinduugen und 

 Rollen mit dem Hebel h^ so gekuppelt, daß er während des An- 

 schlags von h^ an Ä., geöffnet ist, während er sich wieder schließt 

 (durch Gummizug oder Feder), wenn li^ wieder in seine Ruhelage 

 zurückkehrt. Ist die durch den Hebelanschlag bewirkte Schnurver- 

 schiebung ungenügend, d. h. zu kurz, so schaltet man einen ungleich- 

 armigen Hebel als Übersetzung ein, wie dies auf Figur 3 angedeutet 

 ist. Der Wasserbehälter selbst wird oben durch einen abnehm- 

 baren Deckel geschlossen, der in der Mitte ein Ansatzrohr zur 

 Anbringung eines Thermometers in einem durchbohrten Korken ent- 

 hält (Fig. 1). 



Schließlich ist noch als Heizquelle unter dem Wasserbehälter ein 

 Mikrobunsenbrenner angebracht, dessen Flammenhöhe durch Drehen 

 des Brennerrohres aufs einfachste reguliert werden kann. — 



Die Benutzung des Apparates gestaltet sich folgendermaßen : Man 

 füllt den Kessel mit Wasser und heizt ihn mit großer Flamme auf 

 die gewünschte Temperatur an. Dann reduziert man die Flamme 

 auf ein Minimum , das gerade zur Konstanthaltung der Temperatur 

 genügt und kann nun mit dem Mikrotomieren beginnen. Am bequemsten 

 ist es wohl, wenn man beim Arbeiten das Mikrotom rechts und den 

 Streckapparat links vor sich stehen hat. Man nimmt dami den 

 Schnitt mit der rechten Hand mit. einem feuchten Pinsel vom Mikro- 

 tommesser, während man mit der linken Hand den Hebel h^ gegen 

 den festen Stab //., drückt, wodurch erstens der Holzring h mit dem 

 Blechkranze um 10° gedreht wird und zweitens das nunmehr unter 

 dem Hahn betindliche Fach sich automatisch mit Wasser von der 

 gewünschten Temperatur füllt. Das Wasser läuft so lange, bis man 



