236 Iloraeis: Ein Wässerungsapparat. 31, 



Aus dem Histologisch-Embryologischen Institut München. 

 Direktor: Prof. Dr. Mollier.] 



Ein Wässerungsapparat. 



Von 



Dr. B. Eomeis. 



Hierzu drei Textabbildungen. 



Der neue Wässerungsapparat (Fig. 1) besteht aus einem eiförmig 

 geblasenen Glasgefäß («) mit weiter, abgesprengter Öffnung. Auf 

 dieselbe wird ein nicht zu steiler, ziemlich breit ausladender Trichter (6) 

 mit kurzer abgeschrägter Trichterröhre aufgesetzt. Die Berührungs- 

 tiäche zwischen Gefäßrand und Trichter darf nicht vollkommen kon- 

 gruent sein, vielmehr müssen hier einige ganz feine Spalten vorhanden 

 sein, was beim Blasen des Apparates an und für sich schon eintritt. 

 Am unteren Pole des Wassergefäßes ist an einer kurzen, durch- 

 gehenden Glasröhre (c) ein kleiner Auffangetrichter (d) angesetzt. 

 An der Berührungsstelle von Glasröhre und Trichter ist die Röhre 

 durchlocht (e). An zwei gegenüberliegenden Seiten des Wassergefäßes 

 sind je zwei Glasstäbe (f) als Stelzen angeschmolzen ; sie verlaufen 

 zuerst etwas nach aufwärts , um dann senkrecht nach abwärts um- 

 zubiegen. Sie gestatten sowohl das Aufstellen wie das Aufhängen 

 des Apparates. Letzteres erfolgt in der Weise , daß das Gefäß in 

 eine entsprechend weite Aluminiumgabel eingehängt wird, die mittels 

 Doppelmuffe an einer senkrecht laufenden Stange verschiebbar ist. 

 Die Zinkenenden der Gabel sind etwas aufgebogen, um ein Abgleiten 

 des Apparates zu verhüten. 



Die Bedienung des Apparates ist äußerst einfach. Die fixierten 

 l'räparate werden in das Glasgefäß gescliüttet, der Trichter auf- 

 gesetzt und das Ganze unter einen Wasserhahn gestellt oder gehängt. 

 Dann läßt man AVasser zulaufen. AVenn das Gefäß gefüllt ist , so 

 läuft das Wasser durch die feinen Spalten zwischen Trichter und 

 Gefäßrand an der Außenwand des (Jefäßes ab und sammelt sich in 



