271 Referate. 31,2. 



siedende Flüssigkeiten oder durch den elektrischen Strom. F. Rinne 

 g'ibt auch einen Abkühlungsapparat mit fester Kohlensäure oder 

 flüssiger Luft an. 



2. Mikroskope und Mikroskop attribute. Fless hat eine 

 stereoskopische (binokulare) Lupe konstruiert, die wie eine Brille auf- 

 gesetzt werden kann. 



Bei den Mikroskopen ist einmal die von M. Berger angegebene 

 Änderung der Stative hervorzuheben; die grobe und feine Bewegung 

 des Tubus ist von dem mit dem Fuß des Instrumentes starr ver- 

 bundenen Handgriff unabhängig ausgebaut. Die Mikrometerbeweguug 

 des Tubus ist konstruktiv verbessert worden und bequemer zu hand- 

 haben. Durch einen in Tischhöhe von E. Krombholz angebrachten 

 Spiegel wird die Einstellung des Mikroskops bei starken Objektiven 

 erleichtert, indem das Auge den Abstand der Frontlinse vom Deck- 

 glas übersehen kann. — Nach den Angaben von W. W. Nikitin hat 

 FuESS ein Mikroskop konstruiert, das speziell zum Gebrauch mit dem 

 Fedorow sehen Universaltisch dient. An einem neuen Modell ist auch 

 die Drehung des ganzen Mikroskoptisches um eine horizontale Achse 

 eingeführt. — Zum schnellen Auffinden bestimmter Stellen und zum 

 methodischen Durchsuchen mikroskopischer Präparate dienen entweder 

 eine auf dem Objekttisch eingeritzte Karierung oder Schiebelineale. — 

 Auch die Vorrichtungen zum Wechsel der Beleuchtung haben manche 

 Verbesserung erfahren. Zur Beobachtung im parallelen Lichte inner- 

 halb eines engen Aperturbereiches werden Diaphragmen verwandt, 

 die über dem Kondensor oder über dem Okular eingeschoben werden. 

 Dem Wechsel der Kondensoren dient eine Revolvervorrichtuug ; bei 

 Instrumenten von S. Winkel wird der zweite Kondensor in Gestalt 

 einer Kappe über den schwachen Kondensor gestülpt. Einen drei- 

 fachen Kondensor besitzen Instrumente von W. und H. Seibert. Die 

 obere Linse kann durch Umkippen ausgeschaltet werden. — Mikro- 

 skope mit gleichzeitig drehbaren Nikols haben durch die Arbeiten 

 von E. Sommerfeldt, F. E. Wright, de Souza BrandIo, C. Leiss 

 wesentliche Vereinfachungen erfahren. — Was die Konstruktion der 

 Objektive anbelangt, so hebt Verf. neben den Zeiss scheu Apochro- 

 maten die von R. Winkel konstruierten sogenannten Fluoritsysteme 

 hervor; bei den letzteren sind, im Gegensatz zu den Apochromaten, 

 die Bilder frei von Nebel, zeigen aber etwas farbige Ränder. Für 

 die Messung der Apertur des Objektives sind die von F. E. Wright 

 und W. Volkmann angegebenen Vorrichtungen zu erwähnen. — Um 

 bei Beobachtung des Achsenbildes von der Beseitigung des Okulars 

 absehen zu können, hat F. E. Wright einen Spiegelschieber konstruiert, 

 durch den das Interferenzbild seitlieh vom (,)kular beobachtet wird. 

 Für die Ausmessung des Achsenbildes dient das von F. E. Wright 

 angegebene Doppelschraubenmikrometerokular. — Zur Bestimmung 

 der Doppelbrechung sind Okulare mit Quarzkeilkompensatoreu von 

 J. W. EvANS, H. Siedentopf und F. E. Wiught neu angegeben worden. 



