31,2. Referate. 275 



Sehr empfindliche Okulare zur Ermittlung sehr kleiner Gangunter- 

 schiede wurden von D. D. Brace und J. Königsberger konstruiert ; 

 als Kompensatormineral werden Glimmerblättchen verwandt. Von 

 C. Leiss wurden Vorrichtungen zur Beobachtung der Airy sehen Spiralen 

 in einachsigen wie in zweiachsigen Kristallen, sowie zur Messung der 

 Zirkularpolarisation angegeben. — Betreffs der von H. Siedentopf 

 und R. ZsiGMONDY begründeten Ultramikroskopie ist Verf. der Ansicht, 

 daß diese Wissenschaft bei dem Studium der Gele noch Bedeutung 

 für die Mineralogie gewinnen wird. — Das metallographische Mikro- 

 skop ist durch Le Chatelier wesentlich verbessert worden; diese 

 Apparate werden von der Firma P. F. Dujardin & Co.- in Düsseldorf 

 vertrieben. Auch die Firma E. Leitz baut solche Mikroskope. — 

 Neue Heizmikroskope geben 0. Lehmann , C. Doelter , F. Rinne, 

 H. Bop:ke und F. Jentzsch an. — Gute photographische Stative für 

 Mikroskopie konstruiert die Firma R. Winkel. — Die Konometer 

 (Achsenwinkelapparate) sind mannigfach verbessert worden. Für das 

 WüLFiNGSche Konometer hat F. Rinne einen Erhitzungsapparat an- 

 gegeben. — Bei den Totalreflektometern ist die Verbesserung des 

 Bertranl sehen Handtotalreflektometers durch G. F. Herbert Smith 

 zu erwähnen. — Als Photometer empfiehlt Verf. das von J. Königs- 

 berger in seiner Habilitationsschrift 1900 beschriebene Mikrophoto- 

 meter zur Messung der Lichtabsorption in festen Körpern. — 



Chromos kop wurde ein von L. Arons konstruierter Apparat 

 benannt, der von der Firma Schmidt & Haensch in Berlin S. 42, 

 Prinzessinnenstraße 16, vertrieben wird. Sieben parallel zur Basis 

 geschliffene Quarzplatten von ^/^, ^/o, 1, 2, 4, 8 mm Dicke liegen 

 zwischen zwei drehbaren Polarisatoren; durch Ein- und Ausschieben 

 lassen sich diese Platten nach ^j^ mm aufsteigend kombinieren ; die 

 Zahl der lierzustellenden Farben ist außerordentlich groß, und jede 

 Farbe ist eindeutig durch Quarzdicke und Polarisationswinkel be- 

 stimmt. 



Lichtquellen. Von Mikroskopierlampen empfiehlt Verf. die 

 von TixE Tames konstruierte , verbesserte Mikroskopierlampe mit 

 kleiner elektrischer Glühbirne; das gelbliche Licht dieser Lampe wird 

 durch Blaufilter dem Tageslicht ähnlich gemacht. F. E. Wright 

 benutzt eine gleichfalls mit Blaufilter versehene Acetylenlampe. Emp- 

 fehlenswert sind auch die ZEisssche Gasglühlampe No. 19910 mit 

 luvertbrenner und die Nernst- Mikroskopierlampe No. 19950. — 

 Zu Goniometerlampen sind Nernst- und Acetylenlampen montiert 

 worden. Zur bequemeren Nonienablesung hat de Souza BrandIo eine 

 Gasglühlampe mit einem Fuß des Goniometers fest verbunden, wobei 

 das ganze Goniometer auf drehbarem Untersatz steht. — Die zur 

 Erzeugung monochromatischen Lichts hergestellten Strahlenfilter hält 

 Verf. noch für verbesserungsfähig. Für die Benutzung monochro- 

 matischer Flammen hat Wright ein besonderes Verfahren für Lithion- 

 und Thalliumlicht angegeben. — Von Quecksilberlampen verdienen 



18* 



