31,2. Referate. 279 



Lichtbrechung von 1*533 bis 1*541 ohne Schwierigkeit innegehalten 

 werden. F. Dürrfeld {Brake i. 0.). 



Wülfing, E. A., Über Projektion mikroskopischer Objekte 

 insbesondere im polarisierten Licht (Sitzungsber. 

 d. Heidelberger Akad. d. Wiss., math.-natiirw. Klasse 1911, 

 36. Abhandl., 39 pp. m. 1 Tfl. u. 10 Textfigg.). 



Bei Mikroprojektionen im polarisierten Licht sind am zweck- 

 mäßigsten drei Beleuchtungslinsen zu verwenden , die Verf. als 

 Kollimator, Kollektor und Kondensor unterscheidet. Kollimator und 

 Kollektor erfüllen nur je eine Funktion : der Kollimator sammelt 

 möglichst viel Licht von der Lampe , das der Kollektor dann durch 

 den Polarisator sendet. Der Kondensor erfüllt eine doppelte Funk- 

 tion , indem er einmal die Lichtstrahlen möglichst auf dem Objekt 

 vereinigt und dann durch das Objektiv zur Wand hindurchsendet. 



Die Bildhelligkeit bei Verwendung einer 30-Ampère-Lampe ist 

 bei starker Vergrößerung nicht größer als bei einer ó-Ampère-Lampe; 

 bei stärkerer Vergrößerung wird durch die Konzentration des Lichtes 

 auf ein kleineres Objekt die Apertur der Strahlen so groß , daß sie 

 von den Objektiven nicht mehr aufgenommen werden können. Als 

 besten Kollimator für Mikroprojektion hat Verf. eine 1911 von Zeiss 

 konstruierte , teilweise asphärisch begrenzte Linse gefunden. Die 

 nach den Angaben des Verfassers von der Firma R. Winkel in 

 Göttingen hergestellten Projektionsapparate erlauben Beobachtungen 

 im parallelen und konvergenten Licht, Zur Beleuchtung sind zweck- 

 mäßig Gleichstromlampen zu verwenden, wobei die Achse der posi- 

 tiven Kohle in der Kollimatorachse liegen soll. 



V. Dürrfeld {Brake i. 0.). 



