316 Walsem: Beitrüge z. klinisch-morphologischen Ilämatotechnik. 31.8. 



der Operation der Sauger in der Spritze sich in einem möglichst 

 tiefen Stand befindet. Hierdurch wird bezweckt eine möglichst ge- 

 ringe Luftraenge zwischen dem Sauger und dem aufzusaugenden Blut 

 zu haben, da diese Luft als elastisches Schaltkissen der direkten 

 Abhängigkeit der Bewegung der Blutsäule von der des Saugers Ein- 

 trag tut. Diese Störung wird , wo sie auf die in der Pipette 

 befindliche Luft zurückzuführen ist, auch bei dem glückliclist kon- 

 struierten Präzisionssaugapparat sich bemerklich machen. Bei dem 

 Gebrauch der Mischpipette für die Erythrozytenzählung hat die 

 Störung wegen der Größe der Ampulle Avirklich praktische Bedeutung 

 bekommen. Ich werde hierauf sub VI zurückzukommen haben. Ich 

 füge hier noch bei, daß beim Einschieben der Pipette in das Probier- 

 röhrchen die Spitze derselben am besten bis zu dem Strich 5 reicht. 

 Wenn die Pipette ausgedrückt wird, fällt das Blut in der ^/^^-n- Salz- 

 säure herunter und man kann durch Einsaugen der Säure das Röhr- 

 chen in bequemster Weise reinigen. 



III. Nativpräparat. 



Die Anfertigung eines guten Nativpräparats scheint mir doch 

 nicht so ganz einfach als es in einigen Lehrbüchern hingestellt wird, 

 jedenfalls nicht wenn man an der Forderung festhält, daß man in 

 jedem Präparat viele Gesichtsfelder haben muß, wo jede Veränderung 

 und Deformierung, wenigstens an den Erythrozyten, ausgeschlossen ist. 

 Ideal wäre es, wenn dieselbe Forderung auch für die Plättchen erfüll- 

 bar wäre, aber darauf müssen wir, wenigstens vorläufig, verzichten. 



Der Rat, um die Größe des zu untersuchenden Tropfens je nach 

 der Größe des Deckgläschens zu wählen, oder um mehrere Präparate 

 anzufertigen und dabei sowohl einen größeren , als einen kleineren 

 Tropfen zu verwenden (in dicken Präparaten bleiben dann die Blut- 

 körperchen in Geldrollen „erhalten", in dünneren scheinen sie isoliert!), 

 ist mir teilweise unverständlich, teilweise scheint er mir unrichtig. 



In einem, obiger Forderung genügenden Gesichtsfeld müssen alle 

 Erythrozyten isoliert sein, sie müssen sedimentiert sein , sie müssen, 

 soweit nicht pathologische Dißormitäten vorliegen, alle regelmäßige 

 Scheibenform zeigen, als Wahrzeichen einer vorgebogenen Veränderung, 

 mag weder eine Geldrolle noch ein Stechapfel sichtbar sein, die Erythro- 

 zyten müssen bewegbar sein und dürfen ihre Plastizität nicht eingebüßt 

 haben , wobei auch die Plättchen zu einem großen Teil isoliert ge- 

 blieben sind. Ein mächtiges Mittel zur Erreichung dieses Zweckes ist 



