31,3. Walsem: Beiträge z. klinisch-morphologischen Hämatotechnik. 321 



kleiuen Blutflecken, die jedoch wieder möglichst regelmäßig verteilt 

 sein müssen, bedeckt. Dann wird sofort das Glas oder, wenn mau 

 zwei Gläser präpariert hat, beide Gläser in den 19 cm langen hier- 

 neben abgebildeten Behälter (Fig. 5) geschoben und die Zentrifugie- 

 rung vorgenommen. Der Behälter besteht aus einem Zinkstreifen, 

 Avorauf an beiden Seiten Räume sich befinden, welche die Objekt- 

 träger (Blutseite nach oben, Etikette nach innen) passend aufnehmen 

 können, und welcher in der Mitte einen Ausschnitt besitzt, wodurch 

 ein sofortiges Anschieben an die Drehachse der Zentrifuge ermöglicht 

 ist. Ich habe an der gewöhnlichen kleinen Handzentrifuge für zwei 



'Zink 



g; yGrenzen 

 Y àer 

 \ Papi er um - 

 hül/ung. 



5. C/^o Gr.) 



Eöhrchen die obere Schraube durch eine Flügelschraube ersetzt, 

 während etwa 1 cm unterhalb des oberen Endes ein mit der Achse 

 fest verbundenes Fliigelchen zur Fixierung der Achse beim Andrehen 

 der oberen Schraube sich befindet. Da ich auch das Gestell, welches 

 die Röhrchen trägt, mit einem ähnlichen Ausschnitt wie der des Be- 

 hälters versehen habe, kaim der Auswechsel jedenfalls sofort vor- 

 genommen werden. Durch Andrehung der Flügelschraube wird die 

 Befestigung eine absolut sichere. Was die Kraft, womit die Zentri- 

 fugierung stattfinden soll, betrifft, sei bemerkt, daß diese verhältnis- 

 mäßig gering sein muß. Die Zahl der Kurbeldrehungen, welche sich 

 in meinem Apparat zu der Zahl der Achsendrehungen verhält wie 

 1:19, muß zwischen 1 und 2 per Sekunde liegen. Ich mache noch 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 31,3. 21 



