31,3. Walsem: Beiträge z. klinisch-morphologischen Hämatotechnik. 331 



Die Vorverclünnung dauert 5 Minuten und wird durch ein Drehen 

 der fast horizontal gehalteneu Pipette zustande gebracht. Die Miscb- 

 pipette ist dabei zu einem Drittel zuvor von oben gefüllt^ worden 



Formel NajSOi-HoO, ebenfalls in den meisten Arzneibüchern aufgenommen, 

 und endlich ein Natr. sulf. puriss. anhydr. Es ist ohne weiteres einleuchtend, 

 daß wenn diese weitgehenden Unterschiede nicht berücksichtigt werden, 

 die Zahl der in einem bestimmten Volum sich vorfindenden Salzmoleküle 

 eine stark auseinander laufende ist. Die HAYEMSche Flüssigkeit kann so 

 recht verschieden ausschauen. Bei der Feststellung des hier angegebenen 

 Verhältnisses ist dies in Betracht gezogen worden. 



^) Damit das Blut einerseits nur mit Flüssigkeit, nicht direkt mit der 

 Glaswand der Pipette in Berührung kommt, um jeder Möglichkeit des 

 Anklebens der Blutplättchen vorzubeugen, anderseits eine sofortige Ver- 

 dünnung zu fördern, ohne indessen der Genauigkeit des Grades der statt- 

 findenden Verdünnung zu schaden, verfahre ich folgendermaßen. An den 

 in dem Bürettengestell in vertikaler Richtung sich befindenden Sauger wird 

 die Pipette umgekehrt (Spitze nach oben) befestigt und jetzt mit der Ver- 

 dünnungsflüssigkeit vollgesaugt bis zu der Stelle, wo der kapillare Teil der 

 Pipette anfängt. Durch Andrücken des Saugers wird die Ampulle und zur 

 Hälfte der oberhalb der Ampulle sich befindende Teil der Pipette (jetzt 

 nach unten gewendet) entleert. ]Simmt man jetzt das nach unten gewendete 

 Ende der Pipette aus der Flüssigkeit und saugt man den Rest in die Am- 

 pulle, so ist diese etwa bis zu einem Drittel gefüllt und die Innenwand ist 

 allseitig benetzt. Die einzusaugende, von einer, gleich zu beschreibenden 

 kleinen Säule Benetzungsflüssigkeit bedeckte Blutsäule fließt dann nachher 

 sofort in die Verdünnungsflüssigkeit und, da die Innenwand benetzt ist, geht 

 die Vermischung schnell und regelmäßig vonstatten. Die Schwierigkeit, 

 welche erwächst aus der Forderung einerseits, das Blut nicht mit Glas in 

 Berührung zu bringen, dennoch den Verdünnungsgrad vollkommen genau 

 bestimmen zu können, hebe ich in folgender Weise. Die jetzt etwa bis zu 

 einem Drittel mit der Verdünnungsflüssigkeit gefüllte Pipette löse ich von 

 dem Sauger, fasse sie fast horizontal, die Pipettenspitze immer etwas höher 

 haltend, und schiebe jetzt das obere Ende der Pipette sozusagen in der 

 normalen AVeise an den Saugapparat an. In der beschriebenen, also etwas 

 subhorizontalen Lage wird die Pipette mittels eines aus einem Zinkreifen 

 angefertigten Hakens an dem Saugapparat fixiert. Benetzt man jetzt vor- 

 sichtig die Öffnung der Spitze mit einer gefärbten Flüssigkeit, deren Farbstoff 

 bei der ganzen weiteren Prozedur indifferent ist, so läßt sich leicht die 

 Pipette, z. B. bis zum Strich 1 mit Flüssigkeit bei Benetzung mit einem 

 feuchten Glasstabe anfüllen. Saugt man jetzt Blut nach, so schiebt dies 

 die kleine Flüssigkeitssäule vor sich her, etwa bis zu dem Strich 10. Das 

 Blut kommt in dieser Weise nur mit schon benetzten Wänden in Berührung 

 Als .,B en et Zungsflüssigkeit" verwende ich bei der erst beschriebenen 

 Zählungsmethode eine \4pr0zentige Lösung von Chromotrop 6B in Grund- 

 flüssigkeit, bei der panarithmischen Zählung eine ^I^Tß^ozentige Lösung von 

 Chromotrop 6B in der Vorverdünnungsflüssigkeit. Daß bei der Berech- 

 nung eine entsprechende Korrektion stattfinden muß, ist selbstredend. 



