366 Bruijning: Eine einfache Mikroskopierbeleuchtung. 31,3. 



Farbe des Tagesliclites. Oberhalb des Kondensors befindet sich 

 eine feine Mattscheibe, derer mattierte Seite mit Zaponlack (Negativ- 

 kaltlack) Übergossen worden ist. Diese Vorbehandlung ist unerläßlich; 

 die Scheibe wird dadurch sehr lichtdurchlässig und gibt ein etwas 

 opaliszierendes, sehr angenehmes Licht. Über dieser Scheibe befindet 

 sich schließlich noch ein kleiner fiacher Spiegel, welcher ausklapphar 

 ist und mittels einer Klinke auf genau 45^ eingestellt wird. Dieser 

 Spiegel kann eventuell drehbar um die optische Achse des Kondensors 

 angeordnet werden ; manchmal wird man aber einem festen Stande 

 den Vorzug geben. 



Auf meinem Arbeitstische befindet sich die beschriebene einfache 

 Einrichtung (vgl. Fig. 3) links vor dem Mikroskope, was mir am an- 

 genehmsten ist. Wenn das Tageslicht abnimmt und nicht mehr zur 

 Arbeit ausreicht, brauche ich bloß den Beleuchtungsspiegel auszuklappen, 

 die Lampe einzuschalten und mit dem Hohlspiegel des Mikroskops 

 einzustellen, um sogleich über eine ganz vorzügliche Beleuchtung zu 

 verfügen, womit ich ohne die geringste Belästigung durch unangenehme 

 Erwärmung stundenlang hintereinander arbeiten kann. Wenn der 

 Beleuchtungsspiegel zugeklappt ist (Fig. 4) , macht sich die ganze 

 Einrichtung über der Tischfläche kaum bemerkbar. 



Wageningen, November 1914. 



[Eingegangen am 8. November 1914.] 



