370 Scheffer: Über streuende Scheiben in der Mikrobeleuchtung. 31,3. 



E E bestrahlenden und ebenso der durch E E direkt in das Objektiv 

 gelangenden Büschel ist abhängig von der Größe von M und außer- 

 dem von dem Abstand M — E. Wenn man die kleine M im Falle b 

 genügend nahe an E E heranbringt, kann man dieselbe Öffnung der 

 Büschel erhalten, wie im Falle a. Dieser Fall hat für die Beleuch- 

 tung mikroskopischer Objekte eine gewisse Bedeutung. "Wie ohne 

 weiteres aus Figur 3 hervorgeht, kann M einen Kondensor vertreten. 

 Man kann sich leicht praktisch auf folgende Weise hiervon über- 

 zeugen. Man nimmt den Kondensor aus dem Mikroskop heraus und 

 arbeitet am besten mit Bogen- oder Sonnenlicht. Um eine Blendung 

 des Auges zu verhüten , legt man über das Okular Grauscheiben. 

 Den Träger des AßBESchen Beleuchtungsapparates senkt man mit 

 seinem Trieb soweit , daß man zwischen Kondensorhülse und Tisch 

 bequem die streuende Scheibe einschieben kann. Wenn man runde 

 streuende Scheiben von passender Größe hat, kann man sie auch in 

 den Blendenträger des Beleuchtungsapparates legen. Nun beobachtet 

 man einmal im parallelen Licht ohne M^ das andere Mal mit einge- 

 legtem M. Im letzteren Falle muß man mit Hilfe der Kondensor- 

 Iris das beleuchtete Stück von TUf passend abgrenzen. Man sieht bei 

 herausgenommenem Okular , wieviel von der Objektivöffnung mit 

 direktem Licht erfüllt ist , und stellt bei eingesetztem Okular am 

 Bild selbst die günstigste Blendenöffnung fest. Alle Objekte , für 

 die eine größere Öffnung der beleuchtenden Büschel nötig ist, zeigen 

 die Wirkungen von M gut , z. B. feine , stark gefärbte Bakterien- 

 geißeln, Granula und andere feine absorbierende Objekte. Selbst 

 die Wirkung des Immersionskondensors kann man mit einer M er- 

 reichen, wenn man dieselbe auf den Tisch legt, den Objektträger 

 direkt auf sie, und beide mit einem Tropfen Zedernholzöl verbindet. 

 Hier muß man entweder eine Milchglasscheibe nehmen, die in ihrer 

 ganzen Dicke streut, oder, wenn man eine Mattscheibe nimmt , muß 

 die klare Seite nach oben zu liegen kommen und mit dem Objekt- 

 träger durch das Immersionsöl verbunden werden, damit das Öl nicht 

 die Streuung aufhebt. Auch Objekte, deren Struktur besonders durch 

 Beugung sichtbar wird , wie Diatomeenschaleu , zeigen in gewissen 

 Fällen die Wirkung von M recht deutlich. Bei der Mikrophoto- 

 graphie mit kurzbrennweitigen photographischen Objektiven, z. B. mit 

 Planaren, ist die Wirkung einer M besonders wichtig und auch nach 

 Figur 4 recht leicht verständlich. In Figur 4, 1 liegt die wiederum 

 punktiert angedeutete Mattscheibe in der mit K bezeichneten Aus- 

 trittspupille des Kondensors und das Objekt liegt, im Sinne der Licht- 



