378 Scheffer: Bemerkungen zur Beleuchtung mikrosk. Objekte. 31,3. 



Eine weitere, ebenfalls sehr bequeme Einrichtung zeigt Figur 6. 

 Das parallele Lichtbüschel fällt auf den Mikroskopspiegel Sj) und 

 geht durch die Glasplatte ö, auf der das Objekt liegt. Über dasselbe 

 ist H gestülpt, ein Reflektor, der innen, ebenso wie die Beleuchtungs- 

 einrichtung in Figur 5, mit einer weißen diffus streuenden Auskleidung 

 versehen ist. Wenn H spiegelt, muß in der Öffnung von H ein Bild 

 der Lichtquelle entworfen werden , das diese Öff'nung ganz erfüllt. 

 Dann bildet H die Öfl"nung des Kollektors auf dem Objekt ab. Diese 

 Einrichtung ist bereits von Des Cartes (Cartesius) beschrieben und 

 abgebildet. 



Das vom Kollimator kommende Büschel ist auf seinem Wege 

 zur eigentlichen Beleuchtuugseinrichtung bequem zugänglich. Man 



0. 



u. 



7. 



kann es sowohl im ganzen wie auch teilweise schwächen. Da es 

 meist paralleles Licht enthält, kann man durch geeignete Anordnung 

 von Matt- oder Farbscheibeu, die nur von gewissen Teilen des Büschels 

 durchdrungen werden, besondere Licht- und Schattenwirkungen her- 

 vorbringen , die auf andere Weise nur recht schwer zu bekommen 

 sind. Meist sind die mikrophotographischen Einrichtungen nur für 

 durchfallendes Licht eingerichtet und für den vorliegenden Zweck 

 müssen oft recht unbequeme Gelegenheitsauordnuugen hergestellt 

 werden. Ich möchte hier auf ein sehr einfaches und altbekanntes 

 Hilfsmittel hinweisen. Auch für unsere Zwecke liegen die Objekte, 

 ähnlich wie für durchfallendes Licht, auf dem Objekttisch des Mikro- 

 skops. Man kann diesen bei den vollendetsten Stativen um einige 

 Zentimeter heben und senken. Das genügt aber hier nicht. Mit 

 der in Figur 7 angedeuteten Spiegeleinrichtung, die mit einem Reiter 

 auf die optische Bank gesetzt wird , knickt man den Strahlengang 

 des vom Kollimator kommenden parallelen Büschels zweimal. Durch 



