31,3. Scheffer: Bemerkungen zur Beleuchtung mikrosk. Objekte. 379 



Neigen des Spiegels 2 und gegebenen Falles Höher- oder Tieferstellen 

 desselben kann man das Büschel bequem in geeigneter Weise zum 

 Objekt neigen. AVir nehmen ebenso, wie in der Mitteilung in dieser 

 Zeitschrift Bd. 31, p. 84, immer ein aufrechtstehendes Mikroskop an. 

 L U ist dann der direkte Weg des Büschels zum Mikroskopspiegel, 

 L d-er Weg für die hier in Frage kommende Beleuchtung und 

 außerdem kann man diese Spiegeleinrichtung für den Gebrauch des 

 Vertikalilluminators benutzen. Man kann also Mikroskop und Bogen- 

 lampe immer unberührt stehen lassen und man braucht nur die Spiegel- 

 einrichtuug (Figur 7) auf die optische Bank zu setzen. Hierbei ist 

 besonders bequem , daß die Tischhöhe und die Stellung des Mikro- 

 skops immer dieselbe bleiben, so daß man jede beliebige Arbeit be- 

 quem im Sitzen mit der einmal als angenehm angenommmen Körper- 

 haltung ausführen kann. 



'o 



[Eingegangen am 7. September 1914.] 



