31,3. Wolff: Verwendung des Zeichenprismas für Mikroprojektion. 389 



scheint mir diese einzige , erwähnenswerte Beschränkung bei den 

 meisten Arbeiten oline Belang zu sein. 



Haben die austretenden Büschel eine größere Öffnung , so muß 

 man freilich zu Spiegeln greifen , welche die Dimensionen haben, 

 die dem mechanisch ganz vortrefflichen , auf Anregung von Greil 

 entstandenen „Projektionszeichenapparate" von der Firma Carl Zeiss 

 gegeben worden sind. 



Greil und Zeiss sind, meiner Überzeugung nach mit vollem Recht, 

 denselben Weg bei der Konstruktion ihrer Apparatur gegangen, 

 wie mein Freund , Herr Gustav Geiger und ich bei der unsrigen, 

 nämlich dem Universal -Tisch -Stativ. Beide, voneinander ganz un- 

 abhängige Konstruktionen vermeiden nämlich den von anderen be- 

 schrittenen Weg , direkt mit dem Mikroskope nach unten zu proji- 

 zieren. Das ließe sich, wie ich auf Grund praktischer Erfahrungen 

 mit solchen Apparaten hervorheben möchte, nur rechtfertigen, wenn 

 diese Anordnung wenigstens für mikrophotographische Arbeiten von 

 Vorteil wäre. Wie oben (vgl. die Anmerkung) angedeutet, ist das 

 aber gerade nicht der Fall. Und so ist die Vereinfachung, die in 

 dieser Richtung angestrebt wurde , nur eine scheinbare. Werden 

 solche Apparaturen auch noch für den schnellen Übergang von der 

 Horizontal- zur Vertikalprojektion eingerichtet, so ist konstruktiv (wie 

 auch die Preise zeigen) die Einfachheit vollends verloren. 



Ich kann also jedenfalls dem Greil sehen Apparat nur Beifall 

 zollen. Lediglich die Lichtquelle sclieint mir nicht so praktisch zu 

 sein, wie die berühmte Jenaer Firma beharrlich angibt. 



Auch wenn ich die Besorgnis hegen müßte, man könne an meiner 

 Objektivität in der Beurteilung der GEiGERSchen Bogenlampen, die 

 ich ausschließlich l)enütze, zweifeln, würde ich es doch nicht unter- 

 lassen können, immer wieder darauf hinzuweisen, daß ich die angeb- 

 lichen Vorteile der anderen Systeme nicht einzusehen vermag. 



Über die verschiedenen Modelle der GEiGERSchen Bogenlampen 

 habe ich in dieser Zeitschrift so eingehend berichtet , daß ich nur 

 daran zu erinnern brauche, daß die 8^/5 Amp. -Lampe fast 4 Stunden 

 ununterbrochen brennt und daß das dann notwendige Auswechseln 

 der Kohlen kaum 10 Sekunden erfordert. 



Demgegenüber, meine ich, ist es belanglos, daß man eine Nernst- 

 Lampe zwar nur beim Anzünden , — in der bekannten, doch etwas 

 umständlichen Art und Weise — , zu bedienen braucht. Denn über 

 'Ò Stunden, ohne jede Unterbrechung im Lichtkreis des Projektions- 

 bildes zu arbeiten, wird kaum ein Zeichner seinen Augen zumuten. 



