31,4. Wychgram: Aus optischen und mechanischen Werkstätten VII. 447 



Der Kategorie der Lichtquellen- und Beleuchtungssysteme wäre 

 hier noch der kleine lichtstarke Chromochromator der Leitz -Werke 

 zuzuzählen, der von Dr. Jentzsch und Berek berechnet und entworfen, 

 offenbar eine recht gediegene Bereicherung unserer physikalischen Hilfs- 

 apparate darstellt. Figuren 5 und 6 zeigen seine äußere und innere 

 Anordnung. Auf die theoretischen Erwägungen, die der zu fordernde 

 spektrale Reinheit und die zweckmäßige Dispersion, sowie die Breite 

 des Eintritts- und Austrittsspaltes (beide übrigens bilateral verstellbar) 

 festlegen, kann hier nicht eingegangen werden. Durch Drehung des 

 Prismas vermittelst der oberen Schraube mit Trommelablesung (1 Teil 

 = 10 ij) lassen sich die einzelnen Spektralabschnitte über den Spalt hin 

 bewegen, so daß jeder Wellenlängenbereich einstellbar ist. Der Aus- 

 trittsspalt wäre dann wohl auf die Kondensoriris (eine Hilfsblende im 

 Präparat '?) abzubilden, oder aber das Spektrum (Eintrittsspalt) auf der 

 Kondensoriris und der Austrittsspalt im Präparat (Köhler sches Prin- 

 zip). Die Dispersion beträgt zwischen C und F etwa 2®-^. 



^) Die für dieses Heft geplante Fortsetzung kann wegen Einberufung 

 des Verfassers zum Heeresdienst erst später erfolgen. 



[Eingegangen am 10. Februar 1915.] 



