454 Wolff: Das GeigerscheUniversal-Tisch-Stativ f. Mikroprojektion. 31,4. 



küvetten (auf den Figuren weggelassen) befestigt werden. Die eiserne 

 mit Teilung versehene Hauptsäule ist 100 cm hoch und die Maße 

 der Holzplatte betragen 55"5X70cm, der Y-Fuß wird von einem 

 85X85 cm-Quadrate umschrieben, und die Höhe (Dicke) seiner 

 Arme beträgt 5 cm. Daher beansprucht der in weniger als 5 Minuten 

 in seine Teile zerlegte (und ebenso schnell wieder aufgebaute) Apparat 

 zur Unterbringung bei längerem Nichtgebrauch oder zum Zwecke des 

 Transportes nur einen lichten Raum von etwa 100X85X10 cm, 

 wozu noch für die Konsole 35X15X15 cm kommen würden. 



Es dürfte also die Behauptung berechtigt sein, daß er im Ver- 

 hältnis zu seiner vielseitigen Verwendbarkeit und seiner massigen, 

 stabilen Bauart ungewöhnlich einfach zerlegbar und kompendiös ist. 



Das Auseinander- und Zusammenschrauben wird mit einem Grift- 

 stab (nicht mit besonderen Schraubenschlüsseln) vorgenommen , der 

 in Löcher -"^ paßt, die durch den basalen Teil der Säule und der 

 Z- Stangen -Halter gebohrt sind. Auf diese Weise wird erreicht, 

 daß die Gewindeteile sehr fest ohne besondere Anstrengung an- 

 gezogen werden können und sich entsprechend mühelos wieder lösen 

 lassen. 



Meines Wissens ist hier zum ersten Male die Säule (wie die Z- 

 Stangen-Halter) selbst als Schraube ausgebildet, während man früher 

 die vertikale Schiene oder Säule durch Zwischenstücke , und zwar 

 meist durch solche aus weicherem Metall (Messing) mit der Grund- 

 platte zu verbinden ptlegte. 



Der damit erreichte Vorteil dürfte ohne weiteres einleuchten und 

 ich kann nach mehrjährigem Gebrauch versichern, daß er in dem er- 

 warteten Maße sich geltend gemacht hat: das eine, außerordentlich 

 starke Gewinde ist gar keiner Abnutzung unterworfen. Die Säulen 

 stehen daher heute noch ebenso fest im Fußstück des Apparates, wie 

 am ersten Tage. 



Bei einem sehr verbreiteten mikrophotographischen Spezialappa- 

 rate , der an sich ein Muster guter feinmechanischer Arbeit war 

 und den ich jahrelang benützte , konnte man leider das Gegenteil 

 feststellen. Es wackelte hier die Stahlsäule , an der die Kamera 

 hoch und tief verstellt werden und horizontal, wie vertikal orientiert 

 werden konnte, ganz bedenklich, weil die schwachen Schrauben, die 

 jene Säule in einer starken Messingraanschette hielten (die selbst auf 



^) An der Hauptsäule auf den Abbildungen nicht zu seilen, dagegen 



am Z- Stangen -Halter unten wahrzunehmen. 



