31,4. Wolff: Das Geigersche Universal-Tiscb-Stativ f. Mikroprojektion. 457 



ausgelassen und brauche also wohl nicht noch einmal darauf ein- 

 zugehen. 



Mikroprojektion mit aufrechtstehendem Mikroskop ist empfehlens- • 

 wert, wenn Projektion lebender Objekte (z. B. von Mikroorganismen, 

 die in hängenden Tropfen studiert werden sollen) oder anderer 

 feuchter Präparate in Frage kommt , ferner bei Projektion frischer 

 Balsampräparate , die durch die Lage auf dem Objekttisch eines 

 horizontal umgelegten Mikroil^opes beschädigt werden könnten. 



Das Mikroskop wird für Projektiousarbeiten in der aus Figur 1 

 ersichtlichen Weise auf die Konsole des Universal -Tisch -Stativs ge- 

 stellt^, von der der Kameraträger abgenommen worden ist. 



Der EwoN- Scheinwerfer wird so aufgestellt, daß seine Tubus- 

 öffnung (nach Entfernung des die große Sammellinse tragenden 

 Trichterstückes) etwa 5 bis 10 cm vom Mittelpunkt des Mikroskop- 

 spiegels entfernt steht, die vordere Wand des Scheinwerfergehäuses 

 also 15 bis 25 cm, — je nach Apertur des zur Verwendung gelangenden 

 Mikroskopobjektives und -kondensors. 



Bei schwachen Vergrößerungen bedient man sich des Konkav- 

 spiegels und senkt den Kondensor des Mikroskopes. Bei starken 

 (Zeiss D, E, oder ^j^^ Immersion z. B.) benutzt man die plane Seite 

 des Mikroskopspiegels und hat den Kondensor des Mikroskopes be- 

 trächtlich zu heben. 



Es sind natürlich auch andere Anordnungen von Lichtquelle, 

 Mikroskop und Projektionsfläche möglich und mit dem Universal- 

 Tisch- Stativ leicht aufzustellen. Man wird nur stets aus praktischen 

 Gründen den großen Vorteil , den das Universal- Tisch -Stativ gegen- 

 über andern, der Mikroprojektion und -photographie dienenden Appa- 

 raten bietet , auszunützen bemüht sein , daß bei allen Arbeiten die 

 Einstell- und Regulierungsmechanismen des Stativs selbst wie die des 

 Mikroskopes und der Lichtquelle , sehr nahe auf einem bequem zu 

 beherrschenden Raum zusammengedrängt werden können. 



Wird der kleine Projektionsschirm benutzt (sollen die Präparate 

 also nur einem kleinen Auditorium von etwa 6 bis 8 Personen demon- 

 striert werden) und soll der Lichtkreis noch ganz auf den Schirm 

 fallen - — bei Verwendung von Systemen , die Zeiss A, Leitz 3 bis 

 Zeiss E, Leitz 7 mit schwachen Okularen entsprechen —, so braucht 



^) Wenn es in horizontal umgelegter Stellung Verwendung findet 

 wird es an der Konsole mit einer dem Apparat beigegebenen Klammer fest- 

 geschraubt. 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 81, 4. gA 



