458 Wolff: Das Gcigersche Univeraal-Tisch-Stativ f. Mikroprojektion. 31,4. 



die Entfernung vom Umkehr-Prisma oder -Spiegel zur Prqjektionsfläche 

 nicht viel mehr als ^j^ m zu betragen. 



Man kann dann bei Verwendung einer S^/., Amp.- Ewox- Lampe 

 in völlig unverdunkelten Laboratorium oder Hörsaal , wenn nur der 

 Projektiousschirm nicht direkt dem Fenster zugekehrt ist, auch noch 

 starke Trockensysteme benutzen und erhält Bilder von völlig aus- 

 reichender Helligkeit. 



Zur Projektion embryologischer Schnittserien ist die Helligkeit 

 der Bilder eigentlich unter allen Umständen genügend, w^enn die 

 hierbei gewöhnlich gebrauchten Vergrößerungen in Frage kommen. 



Sollen natürlich subtile, blaß oder gar nicht gefärbte Strukturen 

 (feinere Kernstrukturen, intrazelluläre Neurofibrillen, Schalenstrukturen 

 von Diatomeen und ähnliche Objekte) gezeigt w^erden , so ist eine 

 mäßige Verdunkelung des Raumes wünschenswert und die Verwendung 

 der ZEissschen Projektionsschirme sehr zu empfehlen. 



Größere Lichtkreise wird man gewöhnlich auf dem Grundbrett 

 des Universal-Tisch-Stativs, das eine Stativmutter besitzt und daher, 

 wie das kleine Projektionsbrett mittels des kleinen Ewon- Neigers 

 und des Tellerstückes auf der doppelt geknieten (Z)-Stange befestigt 

 werden kann, entwerfen, nachdem man vorher mit Reißnägeln einen 

 entsprechend großen weißen Karton darauf befestigt hat. Die Z-Stange 

 wird dann so zu drehen sein , daß die Entfernung der Projektions- 

 fläche vom Prisma des Mikroskopes eine möglichst große wird. Das 

 abgeknickte Stück ist 22 cm lang. Maximum und Minimum der Ent- 

 fernung der Projektionsfläche können also um 44 cm differieren , so 

 daß am Stativ selbst auf etwa 1 m Entfernung projiziert werden kann. 

 Soll auf größere Entfernungen projiziert werden, so wird die Z-Stange 

 einfach zur Seite geschwenkt. Wenn irgendein photographisches oder 

 ein Scheinwerferstativ mit Neigevorrichtung zur Verfügung steht, kann 

 auch dann die Grundplatte des Universal-Tisch-Stativs sehr gut als 

 Trägerin des Projektionsschirmes Verwendung finden. Man ist auf 

 diese Weise unabhängig von der Entfernung und Beschaftenheit der 

 Wände des Projektionsraumes. Auch hier sind wieder die ZEissschen 

 außerordentlich wenig Licht verschluckenden Schirme warm zu emp- 

 fehlen, wenn möglichst geringe Verdunkelung des Raumes erwünscht ist. 



Die Aufstellung des Universal-Tisch-Stativs für Mikrophotographie 

 braucht nicht näher erörtert und abgebildet zu werden , nachdem 

 ich in dieser Zeitschrift Bd. 31, p. 202 die Verwendung von Spiegel- 

 reflexkameras für mikrophotügraphische Zwecke besprochen und dabei 

 das für solche Arbeiten mit einer Spiegelreflexkamera ausgerüstete 



