462 Wolff: Das Geigersche Universal-Tisch-Stativ f. Mikroprojektion. 31,4. 



Das Geiger sehe Präparierstativ ist gebaut worden, um sehr große 

 Objekte (oder in sehr großen Schaden befindliche) noch untersuchen, 

 präparieren und eventuell unter Vermeidung von Schlagschatten photo- 

 graphieren zu können. 



Der die Aufnahme beliebiger Lupen gestattende Lupenarm wurde 

 gewählt, weil die einfache Lupe auf der Reise (für die das Stativ 

 besonders mit berechnet und deshalb völlig zerlegbar eingerichtet 

 wurde) entschieden praktischer ist , als größere und empfindlichere 

 binokulare Instrumente ^. 



Für die vorstehend angegebenen Zwecke ist die gewöhnliche 

 Höhe der zum Präparieren dienenden Tische, mögen sie nun kleinere 

 oder größere Tischflächen besitzen, ungenügend". Denn sie gestatten 

 nicht die Anbringung von allseitig und ausgiebig beweglichen und 

 genügend großen Spiegeln und veranlassen, bei der Verwendung ein- 

 facher Lupen, eine sehr unangenehme gebückte Kopfhaltung. 



Wir wählten deshalb für die Tischhöhe ein Minimum von 18 cm. 

 Nach Lösen der in Figur 4 sichtbaren Klemmschraube kann die Tiscli- 

 säule noch um 2 cm verlängert, also auf 20 cm gebracht werden. 

 Es können daher noch sehr starke Lupen (die eventuell an einem 

 besonderen , vor dem Präpariertisch aufzustellenden , mit Zahn und 

 Trieb versehenen Stativ zu befestigen sind) benutzt werden, ohne daß 

 man eine bei längerem Arbeiten ermüdende und unbequeme Körper- 

 haltung einzunehmen brauchte. Der mit doppeltem Kugelgelenk 

 versehene allseitig ausgiebig bewegliche rechteckige Spiegel hat eine 

 Größe von 1.5X16 cm und kann in einer Nut, mit der drei Seiten 

 der Fassung versehen sind, weiße und schwarze Zelluloidplatten von 

 gleicher Größe aufnehmen. (Vgl. Fig. 4 ; hier ist jede nur ein Stück 

 zur Seite gezogen !) Außerdem kann er um den Betrag von 3 cm 

 gehoben und gesenkt werden. Die Spiegelglasplatte des Tisches ist 

 12X12 cm groß. Die Maße von Spiegel (respektiv der von unten her 



^) Die ausgezeichneten und äußerst kompendiösen Zeiss sehen Fern- 

 rohrlupen lassen sich selbstverständlich ebenfalls in den Lupenarm des 

 neuen Stativs einsetzen. Ich benütze sie so an ihm mit sehr gutem Resul- 

 tate seit etwa Jahresfrist. 



2) Die Firma Caul Zeiss liefert jetzt einen sehr sorgfältig gearbeiteten 

 Präpariertisch von gewöhnlicher Höhe mit 12 cm im Durchmesser großer 

 Spiegelglasplatte. Hier ist die geringe Höhe (10 cm) aber begründet, weil 

 der Tisch für das große binokulare Präi)arierniikroskop bestimmt ist. Aller- 

 dings wäre mir manclimal an diesem Tiscli eine Spiegelbewegung, analog 

 der an dem Oeiger sehen Präpariertisch, sehr erwünscht. Die Neigung 

 des Spiegels ist meist viel zu steil für den Lichteinfall. 



