60 LA FORMATION DES NYMPHES DU PHYLLOXERA. 



beaucoup plus restreint de mes bestioles : elles s'étaient cachées dans 

 les anfractuosités des racines et dans les angles formés par l'entre- 

 croisement de ces racines. 



Enfin, au bout de trois semaines environ, mes jeunes phylloxéras 

 sont revenus sur les racines absolument desséchées et sur les parois 

 de mes tubes à essai; à quel état? à l'état de nymphes présentant très 

 distinctement les fourreaux d'ailes. A partir de ce moment, ils dispa- 

 raissaient petit à petit en s'envolant. 



Ainsi, pendant le jeûne forcé qu'ils ont dû subir, mes jeunes phyl- 

 loxéras, d'aptères qu'ils étaient se sont transformés en insectes ailés. 



M. le D' keller^de Zurich (Suisse), au moyen d'expériences dirigées 

 autrement, il est vrai, est arrivé au même résultat. 



Il est alors facile de comprendre maintenant pourquoi de nouveaux 

 foyers de contagion se montrent toujours dans les alentours des foyers 

 détruits. Ne cherchons donc pas à détruire le phylloxéra, mais 

 essayons de vivre avec lui. soit en plantant partout des vignes améri- 

 caines, soit en augmentant la résistance des vignes françaises. 



A. PiCAlD, 



licencié es sciences naturelles, maître répétiteur au lycée de Grenoble. 



GALCIMÈTRE SIMPLIFIÉ 



Je crois avoir montré l'importance du dosage préalable du calcaire 

 des terres, dans le cas de l'emploi : 1° du sulfate de fer; 2" des scories 

 phosphoreuses. 



Vous avez donné (tome II, 1887, page 709) la description d'un 

 appareil pour ce dosage ; voulez-vous me permettre de donner à mon 

 tour la descrijition de celui que j'indiquais dans un précédent article 

 et dont je me sers depuis cinq ans. 



J'ai prié M. Bjrthelot de le présenter à l'Académie des sciences en 

 juin dernier (voir la Revue rose) s'il jugeait que la chose en valût la 

 peine. 



Depuis longtemps on connaît le calcimètre de Scheibler, employé 

 principalement pour doser le calcaire dans les noirs de raffinerie ; il a 

 été modifié par Dietrich, par Kumpf, parMaumené, Salleron et Pellet'; 

 celui de M. P. de Mondésir, et enfin celui que vous avez décrit, tous 

 plus ou moins compliqués, sont fondés sur le même principe : la mesure 

 d'un volume gazeux à une température et à une pression connues. 



Celui-ci également; avec cette différence que toutes les précautions 

 ou corrections (choix d'un liquide dans lequel l'acide carbonique ne 

 soit pas soluble, tension de la vapeur d'eau, etc.) sont supprimées, 

 parce qu'elles sont absolument inutiles, comme le prouvent les expé- 

 riences directes que j'ai faites en vue de déterminer l'importance de 

 ces corrections. 



Mon appareil imite le manomètre de M. Uegnault; l'inspection seule 

 de la figure schématique ci-contre en fera saisir la description; chacun 

 peut le faire soi-même, sans frais, avec deux grands tubes D et (' 

 (servant à faire les tubes à essai) de 1 mètre, collés ou fixés contre une 

 planchette en bois. La graduation est faite en ajoutant des poids d'eau 

 de 1 gr. environ pesés au trébuchet, en décomptant, sur un poids de 

 100 gr. d'eau, contenue dans une capsule en porcelaine, et en mar- 

 quant les points de repère. 



]. \o[r Iréshiius, Analyse quMititative. 



