Diskussion: Wertbestimmung der Rübensamen. 243 



artige Sachen vor. Wir haben damals bei den Untersuchungen, die von 

 der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft ausgingen, gesehen, dass 

 zwischen den einzelnen Stationen sehr grosse systematische Fehler bei 

 der Keimprüfung auftraten; das ist ein Zeichen dafür, dass trotz aller 

 Vorschriften die Keimungsbedingungen doch nicht im exakten Sinne 

 konstant gehalten wurden. Ich war in diesem Sommer damit beschäftigt 

 die Ursache der systematischen Fehler etwas mehr atifzuklären. Meine 

 Untersuchungen bezogen sich allerdings nicht auf Rübensamen, sondern 

 auf Rotklee und wurden zusammen mit Herrn Landwirtschaftslehrer 

 A. Schäfer ausgeführt. Ich will nicht näher darauf eingehen, aber 

 doch bemerken, dass die Teniperaturfehler bei der Sache sehr wesentlich 

 sind und dass auch die besten Apparate, wie sie jetzt im Gebrauch sind, 

 Temperaturfehler in den Keimpaketen möglich machen, die ^2 bis 1 Grad 

 betragen, wenn es den Keimpaketen in dem Thermostaten möglich ist, 

 in irgend einer Weise Wasser zu verdunsten. Ich verwandte nämlich 

 einen Thermostaten, dessen Thermometer bei geschlossener Tür tage- 

 lang Schwankungen von höchstens 0,5 Grad aufwies. In diesem 

 Thermostaten brachte ich in der Mitte auf einem Brett ein Thermo- 

 element an und verband es mit einem Galvanometer. Das Galvanometer 

 zeigte 0, es wurde stromlos, ein Zeichen, dass sich die Temperatur in 

 dem Thermostaten vollständig ausglich. Auf die oberen Lötstellen packte 

 ich meine Keimpakete. Da stellte es sich heraus, dass das Galvano- 

 meter sofort Ausschlag gab. Ich hatte sehr feine, für andere Zwecke 

 gebaute Instrumente und Messwerkzeuge zur Verfügung, mit denen ich 

 bis zu V.30C0 Grad messen konnte, und ich vermochte deshalb genauer 

 zu messen, als es für diesen Zweck eigentlich nötig war. Es stellte 

 sich heraus, dass auch bei geschlossenem Thermostaten die Temperatur 

 '/4 — V.i — V2 — 1 Grad schwankte, unter Umständen aber über diese 

 Grenze noch hinausging, je nach den Verdunstungsbedingungen. Ich 

 bin überzeugt, dass die Lüftungseinrichtungen der auf den verschiedenen 

 Stationen gebrauchten Keimapparate sehr verschieden sind; die einen 

 werden die Gelegenheit geben, viel Wasser zu verdunsten, die anderen 

 nur weniger. Damit steht in direkter Beziehung eine Temperaturdifferenz. 

 Nun will ich noch einen Versuch mit Rotklee bekannt geben, der eigent- 

 lich nicht hierher gehört, der aber zeigt, dass diese Temperaturdifferenz, 

 die bei Wasserverdunstung in den Keimapparaten nachweisüch vor- 

 handen sein kann, genügt, um recht erhebliche systematische Fehler 

 hervorzubringen. Um das zu konstatieren, liess ich hart gebliebene 

 Körner von einer Rotkleeprobe nehmen, nochmals in Wasser atislegcn 

 und von nachgequollenen Körnern befreien; dann wurden sie getrocknet 

 und zweimal 1000 Körner abgezählt, in zwei kleine 50 Grammflaschen 



16* 



