274 Verhandlungen der I. internationalen Konferenz für .Samenprüfung, 



Licht abzuhalten, und ich bin auf die Einrichtung des Dunkelkastens 

 (Diaphanoskop) gekommen. Als Lichtquelle für die Durchleuchtung der 

 Samen dienen zwei in der Lade des nach der Höhe verschiebbaren Tisches 

 verborgene elektrische Leuchtkörper (Birnen) von verschiedener Kerzen- 

 stärke, so dass durch Einschaltung eines oder beider die als Arbeits- 

 fläche dienende kreisförmige, mit einer matten Glastafel bedeckte 

 Öffnung der Tischplatte je nach der Samenart genügend intensiv erhellt 

 werden kann. Diejenigen Herren, die Gelegenheit hatten, unsere Anstalt 

 zu besichtigen, habe ich auf diese Einrichtung aufmerksam gemacht, 

 und die meisten Herren, die sich mit Samenkontrolle beschäftigen, haben 

 sich von der Wirkung des Apparats im vorigen Jahre durch eigene 

 Arbeit selbst überzeugt. Es wird durch den Apparat das erreicht, was 

 der Herr Kollege Professor Rodewald schon angeregt hat, nämlich 

 eine Unterscheidung der betreffenden tauben Früchte von den vollen, 

 aber in weitaus vollkommenerem Masse als durch den Spiegelkasten im 

 diffusen Tageslicht. Es bedarf das keiner Erörterung, weil sich die 

 Sache von selbst empfiehlt. Wenn man in der l)unkelkammer sitzt 

 und kleine matte Scheiben und Blenden einschaltet, ist es begreiflich, 

 dass man in einigen Minuten ohne Anstrengung der Augen die 

 Arbeit machen kann. Dasselbe Arbeitspersonal, das früher an dem 

 Spiegelkasten arbeitete, kann die doppelte Anzahl Proben erledigen, 

 ohne sich so anzustrengen, wie es früher der Fall war. Ich erwähne, 

 dass die Erkennung der tauben Früchte speziell bei Knaulgras und den 

 Schwingelarten vorzüglich gelingt. Diese haben bei dem gewöhnlichen 

 Spiegelkasten meistens Schwierigkeiten gemacht. Bei der Bestimmung der 

 tauben Früchte wurde durch die wiederholte Untersuchung verschiedener 

 Muster durch die nämlichen und durch verschiedene Arbeitskräfte eine Über- 

 einstimmung der Resultate von 0,1 — 0,4*'/o erzielt, sonach eine ganz zu- 

 friedenstellende Genauigkeit erreicht. Es wurden dann in der üblichen 

 Weise von diesen reinen Samen, die keine tauben Körner enthalten, 

 4 mal je 200 Körner abgezählt, ins Keimbett ausgelegt und in der be- 

 kannten Art und Weise die Keimprozente festgestellt. Wir halben bei 

 dieser Knaulgrasprobe eine Keimfähigkeit von 88,4 °/n von der reinen 

 Saat in einem Zeitraum von 24 Tagen konstatiert. 



Gleichzeitig wurde nun die Gewichtsmethode gemacht, und zwar 

 haben wir den Weg eingeschlagen, der uns aus den Verbandsvorschriften 

 bekannt ist. Von der mit 6,565 g ausgewogenen Probe wurden alle 

 Fremdbestandteile im Gewicht von 0,6 g abgeschieden; von dem 

 verbleibenden Rest, der alle vollkörnigen und alle tauben Früchte 

 enthielt, haben wir Proben von durchschnittlich 0,4 g — und zwar 

 0,446, 0,494, 0,362 und 0,397 g, in Summa also 1,699 g — zum 



