1Q4 T. Johnson. 



und es wird viel Arbeit erfordern, um bestimmte Normen und die Be- 

 dingungen für die Untersuchung der Keimfälligkeit der verschiedenen 

 Samenarten festzustellen. 



Heute können wir jedoch schon sagen: 



1. Der Samen, der unter günstigen Verhältnissen keinen Flamni- 

 strom zeigt, ist tot oder nicht keimfähig. 



2. Ein Samen, der einen Flammstrom gibt, ist lebendig. 



3. Je größer der Flammstrom, desto höher ist die in dem Samen 

 vorhandene Lebendigkeit. 



Ein Strom von 0,0001 Volt bedeutet, daß der Samen, obwohl noch 

 lebendig, nicht keimfähig ist. Dieses hängt natürlich von der Größe des 

 Samens ab. 0,001 Volt zeigt in den meisten Fällen an, daß der Samen 

 nur geringe Keimfähigkeit besitzt. Steigt der Strom bis zu einer 

 Stärke von 0,05 Volt, so ist das ein Zeichen von bedeutender Keim- 

 fähigkeit. 



Einwände gegen das elektrische Verfahren. 



1. Ein ruhender trockener Samen, obschon er vielleicht keimfähig- 

 ist, gibt keinen Flamrastrom. Jeder Samen soll vor der elektrischen 

 Untersuchung eine Zeitlang — zumeist einige Stunden — bei 20 — 25" C 

 feucht liegen. Dies ist durchaus notwendig. 



2. Es kann jeweils nur ein einzelner Samen untersucht, 

 werden. Das ist natürlich zeitraubend. Während die für die voll- 

 kommene Untersuchung erforderliche Zeit eine viel kürzere ist als bei. 

 der gewöhnlichen Methode, muß bei der elektrischen Prüfung mehr Zeit 

 auf die von den Assistenten zu verrichtende Arbeit verwandt werden. 



3. Die Assistenten müssen besonders eingeschult sein. Daher 

 wird das neue Verfahren wohl kostspieliger als das jetzige sein. 



Überzeugt bin ich, daß die beiden gegen die Samenprüfung obeiii 

 angeführten Einwände durch das neue Verfahren beseitigt sind. 



Der Untersuchungsapparat. 

 Der Untersuchungsapparat (Fig. 1) ist folgendermaßen zusammen-^ 

 gesetzt: 



1. Der Reizapparat besteht aus zwei Leclanchezellen in Verbindung 

 mit einer sekundären Rolle (Du Bois Reymond-Typus). 



2. Der Kempen sator, ein graduierter Widerstandskasten, der 

 von einem Leclanche gespeist wird. 



3. Das Galvanometer, das empfindlich genug sein muß, um 

 auf einer durchsichtigen Skala einen durch eine Spannung von 0,0001 Volt 

 verursachten Ausschlag von 1 cm zu zeigen. 



