Elektrische Samenprüfung. 



105 



5\, 



Compens&Öor 



ExciCor 



GciLvAnomeCei^ 



Object of 

 E.xdLminat^ion 



Fig. 1. 



4. Unpolarisierbare Elektroden (Fig. lu.2 AB, DuBoisReymoncl- 

 Typiis). Sie bestellen aus zwei Glasröhren, die mit einer übersättigten 

 Lösung von Zinksulfat gefüllt sind und in deren jeder ein amalgamierter 

 Zinkstab steht. Die Röhren sind mit feuchtem, mehr oder weniger zu- 

 gespitzten Kaolin geschlossen. 



Positive Ne^Cive 



Positive 

 A/e^<xCive 



B^is. 2. 



5. Ein Schaltbrett mit Schlüsseln zur beliebigen Änderung des 

 Stromkreises. 



6. In der Normalkreisanordnung sind Schlüssel eingeschaltet, durch 

 welche die Reiz- und Kompensatorströme in ihrer Richtung umgekehrt 

 werden können. 



' Das Untersuchungsverfahren. 



Der Samen, z. B. ein Haferkorn, wird 24 Stunden lang bei 20° C 

 feucht gehalten. Er wird dann quer durchschnitten und das Keimende 

 in bestimmter Richtung zwischen die Elektroden gelegt. Die in Ver- 

 bindung mit Kompensator und Objekt stehenden Schlüssel des Sehalt- 

 bretts sind offen, die Schlüssel zur sekundären Rolle und zum Galvano- 

 meter sind geschlossen. Man drückt den Schlüssel nieder {k in Fig. 1) 

 und erzeugt so den Reizstrom, der aber verschwindet, weil der Schlüssel 



