Ämsler's Polarplanimeter. 47 



man , wenn es sich um eine genaue Messung- iiandelt, 

 die Entfernung- des Stiftes F von der Axe C mög- 

 lichst klein wählen, weil dann die Ablesungen um so 

 grösser , daher um so genauer ausfallen. — In der 

 Regel wird man sich für diejenige Einstellung ent- 

 scheiden , welche keine, oder die einfachste Reduc- 

 tionsrechnung verlangt. — Sollen eingetrocknete Plan- 

 zeichnungen berechnet werden , so kann der Stab A 

 so gestellt werden, dass die Massangaben keiner 

 Reduction wegen des Eintrocknens bedürfen. (Man 

 vergleiche hierüber das in No. 29 Gesagte.) 



Zu b). Wenn die Ausdehnung der zu umfahren- 

 den Figuren es erlaubt , so wird man die Spitze E 

 ausserhalb setzen, weil die Handhabung des Plani- 

 meters in diesem Fall bequemer ist. — Den Aus- 

 gangspunkt für den Fahrstift kann man so wählen, 

 dass L FDE nahezu = 90o ist. — Ist das Blatt, 

 welches die Zeichnung enthält zu klein, um für das 

 Spiel der Rolle D den nöthigen Platz zu gewähren, 

 so legt man es auf ein dazu ausreichend grosses Blatt, 

 oder deckt auf die Zeichnung einen Bogen Strohpa- 

 pier, auf welchen man sodann den Planimeter setzt. 

 — Es ist zu bemerken , dass im erstem Falle das 

 Spiel der Rolle nicht gestört wird, wenn sie rol- 

 lend über den Rand des Zeichnungsblattes weggeht. 



Zu c). Gerade Strecken des Umfangs kann man 

 unter Anwendung eines kurzen und leichten Lineals, 

 krumme dagegen aus freier Hand oder mit Hülfe eines 

 Curvenlineals verfolgen. — Auf den Ausgangspunkt 

 niuss man sehr genau zurück kommen. 



Zu d). Umfährt man den Umfang einer Figur von 

 Hnks nach rechts herum , während die Spitze E aus- 

 serhalb liegt, so ist die zweite Ablesung inuner 



