64 Aoisler's Polarplanimeter. 



welchen Grad von Sorgfalt er beim adjustiren der 

 einzelnen Theile anwenden niiiss. 



Bemerkungen über die Einrichtung des 

 Poharplaninietei'ä. 



12. 



1) Wenn der Punkt E ausserhalb der umfahrneu 

 Fläche Z liegt, so ist der von der Rolle D abge- 

 wickelte Bogen unabhängig vom^ Radius C E = R. 

 Man kann daher diesen Radius auch so einrichten, 

 dass er beliebig verlängert werden kann, vorausge- 

 setzt, dass man nur von der genannten Aufstellung 

 Gebrauch machen will. 



2) Von der gewählten Form des Instrumentes 

 kann man in mehrfacher Beziehung abgehen. Man 

 kann z. B. die Rolle D neben dem Stab A, statt 

 unter demselben anbringen; allein bei der in Fig. 3 

 darg-estellten Einrichtung ist das Instrument am besten 

 balancirt und die Drehaxen C und E erleiden den 

 geringsten Druck. Ferner kann man den Stab A von 

 beiden Seiten her in die Hülse stecken; nur muss 

 dann der Index für die Theilung genau in die Ver- 

 längerung der Axe C liegen, und die für die einzelnen 

 Einstellungen anzuwendenden Constanten müssen für 

 beide Lagen besonders bestimmt werden. — Eine 

 solche Einrichtung ist übrigens praktisch nicht em- 

 pfehlenswerth. da es äusserst schwierig ist, ein In- 

 strument so zu adjustiren , dass es in beiden Lagen 

 genaue Resultate giebt. 



3) Will man den Druck, welcher die Rolle D 

 gegen das Papier presst, reguliren, so kann man 



