Amsler's Polarplanimeter. 65 



den Stab B über E hinaus verlängern und an die Ver- 

 längerung- ein Laufgewicht anbringen. 



4) Wie in Nr. 10 bewiesen wurde, darf der Punkt 

 C statt einer Kreislinie jede andere vorgeschriebene 

 Bahn durchlaufen. Allein praktisch anwendbar dürfte 

 nur noch etwa die Gerade sein, wiewohl ohne be- 

 sondern Vortheil. 



13. 



Die einzige Bedingung in der Construklion des 

 Folarplanimeters , die sich nicht mit jedem beliebigen 

 Grad von Schärfe realisiren lässt (wiewohl den prak- 

 tischen Anforderungen mehr als genügt werden kann), 

 ist die, dass die Laufrolle sich genau nach dem in 

 Nr. 5 bezeichneten Gesetze bewege. Dieselbe Schwie- 

 rigkeit stellt sich aber auch bei den nach andern Syste- 

 men construirten Planimetern ein; und es ist mir gänz- 

 lich unwahrscheinlich, dass überhaupt ein Planimeler 

 zur Berechnung krummlinig begrenzter Figuren her- 

 gestellt werden könne , welches nicht mit einem ähn- 

 lichen Uebelstande behaftet ist. Um aber wenigstens 

 zu zeigen, dass noch andere Principien existiren, auf 

 welche ein Planimeter basirt werden kann, soll hier 

 eines angeführt werden , welches ich zur Anwendung 

 gebracht habe. 



In Fig. 15 bezeichnen CF, CE zwei Lineale, 

 welche bei C durch eine Axe verbunden sind. Bei E 

 ist ein Nadeleiusatz, bei F ein Fahrstift angebracht. 

 Der Stab DD' ist durch eine Geradführung mit dem 

 Stabe CF unter rechtem Winkel verbunden, und zwar 

 so, dass er seiner Längenrichtung nach sehr leicht 

 verschoben werden kann. Bei D und D' sind auf dem 

 Papier laufende Rollen mit scharfem. Rande ange- 



5 



