im Anislei . Welli's IMuiiiiuelcr. 



Dieses Eiidresiillat behält auch dann nocli seine 

 Gültigkeit, wenn die Axe des Keg^els K eine belie- 

 hijfü Richtunii hat, und niciit in einer zu FH parallelen 

 Verticalebene liegt. Nur müssen dann die Axen der 

 Rolle D und des sie tragenden Rahmens parallel zur 

 Kegelaxe sein. — In diesem Fall macht freilich, wenn 

 der Lineal FH nach seiner Langenrichtung verschoben 

 wird, die Rolle D nicht bloss eine gleitende, sondern 

 auch eine drehende Bewegung ; aliein diese hebt sich 

 beim Umfahren einer geschlossenen Figur auf. 



Wetli's Planinictei*. 

 23. 



Die erste Beschreibung und Theorie dieses Instru- 

 mentes veröffentlichte Stampfer!). — Die von Han- 

 sen angebrachten Abänderungen und Verbesserungen 

 beschrieb Bauernf eind. 2) 



Der einzig wesentliche und wichtige Unterschied 

 zwischen Wetli's und Oppikofer's Planimeter besteht 

 in der Vertauschung des Kegels K mit einer hori- 

 zontalen Scheibe. In Fig. 19 ist die Einrichtung des 

 Wetli'schen Instrumentes angedeutet. 



In den geraden Nuthen einer horizontalen Fuss- 



') SilzuDgsberichl derk. k. Akad. d. VVisseiisch.zu Wieov. 1850, 

 abgedrucki io Dingler's polyt. Journal Bd. 116. 



2) Zeilschrift des polyl. Vereins für Bayern von 1853; die 

 Bauernfeind'sciie Abhandlung wurde besonders abgedruckt 

 unter dem Tilel: l>ie Planimeter von Ernst, Welli 

 und Hansen, 6: (]. München 1853. 



