138 AiDüler, llaiitlhabuit^ da-» l'oluiplaniiiielers- 



3) In mehreren Landern l)eobaclitet man bei An- 

 fertigung von Katasterplanen das Verlahren, dass man 

 die Planhiältor, bevor sie von) Messliscii abyelosl 

 werden, durch leine Linien in (^)iiadrale von bestimmler 

 Seilenlange eintheilt. Gewöhnlich benutzt man dieses 

 Liniennetz nur , um daraus bei der Verifikation etc. 

 erkennen zu können , ob und um wie viel das Papier 

 sich durch Finfluss der Feuchtigkeit verzogen hat. 

 Hansen machte darauf aufmerksam , dass man die 

 (Quadrate anwenden kann . um mit Hülfe eines Plani- 

 meters sehr leicht den wahren Inhalt der dur(;h die 

 verzogenen Figuren dargestellten Flachen zu erhal- 

 ten. Hiezu ist es nöthig. einen Heductionsfactor zu 

 berechnen und anzubringen . was bei Anwendung 

 des Polarplanimeters ganz vermieden werden kann. 

 Nämlich, nüsst man mit demselben ein solches Quadrat 

 (oder mehrere zusammen), und zeigt sich eine Ab- 

 weichung von dem anfänglichen iXormalinhalt, so darf 

 man nur den Stab A um ein angemessenes kleines 

 Stück in seiner Hülse verschieben . um sodann die 

 Inhalte der Figuren in der i\ähe des untersuchten 

 Ouadrates ohne Reduction richtig zu erhalten. Würde 

 z. B. das Quadrat mn j^ zu gross gefunden, so darf 



man nur die Entfernung FC um j^^ vergrössern. 



Bequeme Haiidliabung des Polarplanimetei*.«) . 



28. 

 Bei der vorher besprochenen mit dem Planimeler 

 zu erzielenden Zeitersparniss wurde die Zeit nicht in 

 Anschlag gebracht, welche die Aufstellung des Instru- 

 mentes verlangt. Allein die hiemit verbundene Um- 

 ständlichkeit ist für die altern Instrumente so gross. 



