M'iM, Bpstimniiing der Polarisation etc, 233 



Es bleibt mir schliesslich noch Einiges über die 

 von Neumann bei dieser Untersuchung" angewandten 

 Apparate mitzutheilen. Als Rheomoloren benutzt Neu- 

 mann stets Danielfsche Elemente, weil sich dieselben 

 durch ihre Constanz vor allen übrigen galvanischen 

 Ketten auszeichnen und keinerlei unangenehme Gase 

 entwickeln. — Die Rheostaten hatten die gewöhnliche 

 von Wheatstone angegebene Einrichtung mit einer 

 Rolle und auf dem Draht nnd der metallischen Axe 

 derselben schleifenden Federn oder auch in Queck- 

 silber tauchenden amalgamirten Knpferkragen statt der 

 metallischen Axe nebst Feder. Es ist hier nicht der 

 Ort, mich auf eine nähere Erörterung der Fehlerquel- 

 len bei diesen gewöhnlichen Rheostaten einzulassen, 

 Fehler, welche Jacobi bewogen haben, diese Rheo- 

 staten als für genaue 3Iessungen ganz unbrauchbar 

 zu erklären*); ich bemerke nur, dass neuere sehr 

 sorgfältige Untersuchungen von Mousson 5) gezeigt 

 haben, wie in der That schleifende Theile eine sehr 

 unvollkommene, von steten Schwankungen des Wi- 

 derstands begleitete Verbindung geben und bloss Ein- 

 tauchen in Quecksilber mit Benetzung oder Löthung 

 ganz vollkommene, bleibende Berührung fester Theile 

 nur bei sehr starkem Drucke (der Flächencontact her- 

 vorbringt) annähernd vollkommene Verbindung ge- 

 währt. Es geht hieraus hervor, dass man behufs 

 genauer Messungen sowohl auf den Rheostaten als 

 auch auf vollkommene Verbindung an allen übrigen 

 Unterbrechungsstellen im Schliessungsbogen besondere 

 Sorgfalt verwenden muss. Vorschläge für verbes- 



••) Pogg. Ann. LXXVIII. S. 173. 

 5) Denkschriflon. 1855. XIV. 22. 



