Willi, Bestimmung der Polnrisaliou etc. 23o 



ein für das ganze Gebiet der electrisciien Ströme so 

 wichtig^es Instrument und Neuiuann lial an ihr so we- 

 seiitliclie Verl)esserung^en angebracht , dass es mir 

 wohl erlaubt sein wird, hier et>vas näher darauf ein- 

 einzug-ehen. Die gewöhnliche, von VV. Weber in die 

 Praxis eing-eführte Tangentenbussole besteht in einem 

 massiven kupfernen Ringe, in welchem der zu mes- 

 sende Strom circulirt und in dessen Mittelpunkt die 

 Mag-netnadel sich belindet. Damit nun die Tang-enle 

 des Ablenkungswinkels der letztern wirklich propor- 

 tional zu setzen sei, gibt Weber die Vorschrift, dass 

 die Länge der Magnetnadel höchstens V4 des Radius 

 betragen dürfe. Alsdann habe man zur Bestimmung 

 der Stromintensität: 



, R. H 



wo R. der Radius des Kupferringes, H die horizon- 

 tale Componente des Erdmagnetismus und q) der Ab- 

 lenkswinkel der Magnetnadel aus dem magnetischen 

 Meridian, in welchem auch die Stromebene sich be- 

 findet. Diese Vorrichtung genügt für gewöhnliche 

 Beobachtungen, für genaue Messungen dagegen ist 

 sie unzureichend. Die vorstehende Formel ist näm- 

 lich nicht streng richtig, sondern es sind dabei Glie- 

 der von der Ordnung : l-^A , wo 1 die halbe Länge 

 der Magnetnadel darstellt, neben solchen von der Ord- 

 nung -g- vernachlässigt worden. Wenn nun I sehr 



klein gegen R ist, so wird das vernachlässigte Glied 

 keinen grossen Einfluss haben; da indessen in Wirk- 

 lichkeit die Kleinheit von 1 gegen R eine sehr be- 

 schränkte ist, so ist es für genaue Messungen nöthig, 



