236 Wild, Besliminung der Polarisation etc. 



sich jedesmal von dei* Grösse des begangenen Feh- 

 lers überzeugen zu können, wenn man schlechtweg 

 obige Formel anwendet. Iliezu liegen aber im bis- 

 herigen Apparate nicht die nölhigen i\Iiltel und dess- 

 halb hat ihn Neuniann in der Weise abgeändert, dass 

 er die Magnetnadel nicht in der i^Iitte der vom Strome 

 umkreisten F'läche fest anbringt, sondern sie in der 

 Axe der letzlern verschiebbar macht. Damit dann 

 die Wirkung des Stroms auf die Magnetnadel durch 

 die grössere Entfernung nicht allzusehr geschwächt 

 werde, multiplizirt Neumann dieselbe, indem er statt 

 des einfachen Kupferrings eine mit mehrern Lagen 

 eines dicken, besponnenen Kupferdrahts versehene, 

 hölzerne Rolle aufstellt. Auf einem damit verbundenen 

 Gestell ist eine die Magnetnadel tragende Marmor- 

 platte zwischen Leisten verschiebbar. Die ungefähr 

 ein Zoll lange Nadel hängt an einem Coconfaden in 

 der Höhe des Mittelpunkts der Rolle und um ihre Ab- 

 lenkung genau beobachten zu können, ist ein 4—5 

 Zoll langer Zeiger von Messing fest mit ihr verbun- 

 den. Die Fadenkreuze zweier an der Alhidade eines 

 getheilten Kreises befestigter Mikroskope w^erden auf 

 Marken an diesen Zeiger eingestellt. Nadel und Zei- 

 ger sind oberhalb durch ein Gehäuse von Glas, un- 

 terhalb durch ein solches von Kupfer gegen Luftzug 

 geschützt. Letzteres dient zugleich als Dämpfer; da 

 indessen die Kupfermasse eine sehr grosse sein müsste, 

 wenn die Nadel in Folge der inducirten Ströme bald 

 zur Ruhe kommen sollte , so hat es Neumann vorge- 

 zogen, unterhalb der Nadel ein kleines Näpfchen mit 

 Oel aufzustellen, auf dessen Oberfläche dann eine 

 ganz kleine , an einem von der Nadel herabreichenden 

 Stift befestigte Korkscheibe schwimmt. Es scheint 



