Absolute Messungen über ilen Pellier-Ellekt. 120 



Anordnung der die Temperatur in den Stäben müssenden Thermo- 

 elemente (speziell für den Fall einer Peltier- Effekt-Messung) und die 

 anschliessende Galvaiiometerleitung. Die nähere Heschreiliung der 

 einzelnen Teile findet man in diesem Kapitel. 



Die Kühlgefässe. Um die bei der 77- und /i-Bestimmung 

 nach S. 108 und S. 121 vorgeschriebenen Uren/.bodingungon für dieStab- 

 kombinationon resp. die Stäbe zu realisieren, wurden zwei Kühlgefässe 

 hergestellt, die sich nur durch verschiedene Länge von einander unter- 

 schieden; diese Längen waren entsprechend den nach Tabelle 1, S. 128 

 angegebenen Dimensionen gewählt zu 2''> cm und Ki cm. Die Gefäsee 

 bestanden aus zwei doppfl wandigen Halb-Kreiszylinderu, die mit je 

 zwei Kührchen versehen waren, um das Kühlwasser zu- und abtliessen 

 zu lassen. Beide Halbzylinder konnten mittelst eines Scharniers so 

 zusammengeklappt werden, dass sie bis auf einen offen bleibenden 

 Schlitz (um die Thermoelemente durchzulassen) einen doppelwandigen 

 Hohlzylinder bildeten, dessen innerer Durchmesser 7 cm und dessen 

 äusserer Durchmesser 1:{ cm betrug. Auf die ringförmigen Endflächen 

 wurden elektrisch gut isolierende Kautschuk-Binge von zirka '/- t^m 

 Dicke geklebt. 



Bevor nun die Stäbe in das Kühlgefäss gebracht wurden, lötete 

 man auf die Enden des Stabes resp. der Stabkonibinationen ' ■.> bis 

 I mm dicke Kuptt-rplatten mit gleichem Durchmesser, als der des 

 Kühlgefässes betrug, aber so, dass die Enden des Stabes zuerst in 

 eine genau passende Bohrung in den Platten gesteckt und dann nur 

 die Bänder des Bohrloches mit dem Stab verlötet wurden und zwar 

 auf der Seite der Platten, die gegen die Mitte des Stabes gekehrt 

 war. An die Kupferplatten waren noch kurze dicke Kupferdraht- 

 stücke gelötet zur bequemeren Zuleitung des Stromes und niedere 

 zylindrische Kupferstreifen, um das gegen die Enden des Stabes 

 spritzende Kühlwasser günstig abfliessen zu lassen. Die ganze Appa- 

 ratur wurde dann über das Kühlgefäss geschoben, so dass, nachdem 

 dieses zugeklappt worden, die Axe des Stabes mit der Axe des Kühl- 

 gefässes zusammentiel. Der offen bleibende Schlitz wurde mit Watte 

 zugestopft. Die dem Stabe aufgelöteten Kupferplatten wurden vom 

 Kühlgefäss gestützt durch kleine an den Endflächen angebrachte 

 Ilaken. Gewöhnlich schlössen sich die Kupferplatten ganz eng den 

 Kndllächen dos Kühlgefässes an, so dass man eine Luftströmung 

 zwischen hindurch nicht zu befürchten hatte. 



Das Kühlgefäss kam dann in ein Ausgussbecken zu stehen. 

 Gegen die Enden tles Stabes licss man mittelst Messingröhrchen 

 {M in Fig. 5), die ungefähr gleich weit waren, als die Stabdicke be- 



VlerteUahrsschrirt d. Nalurf. Ges. Zürich. JaLrg. 5j. l'Jl". 9 



