130 Emil Beck. 



trug, und an Stativen fest eingekloninit wurden, das Kühlwasser in mög- 

 lichst kräftigem Stralile spritzen. MitRücksicht auf die (irösse desWasser- 

 beckens und seines Abflussrohres durfte allerdings die Wassermenge 

 0,5 Liter pro Sekunde für jedes Stabende nicht überschritten werden. 



Von der gleichen Wasserleitung, die das Wasser für die Stab- 

 enden lieferte, wurde das Wasser entnommen, das, durch den Kühl- 

 mantel fliessend, die Umgebung des Stabes auf konstanter Temperatur 

 zu halten hatte. Nachdem es beide Hälften des Kühlgefässes passiert 

 hatte, floss es mittelst eines Schlauches in ein kleines mit zwei Abfluss- 

 röhrehen versehenes Zinkgefäss (s. Fig. 5) von 12 cm Höhe und 11 cm 

 Durchmesser, in welchem sich die eine Lötstelle der benutzten Thermo- 

 elemente befand. Dieses Gefäss war stets bis zum Rande mit Wasser 

 gefüllt, dessen Temperatur aber um weniges von derjenigen des gegen 

 die Enden der Stäbe spritzenden Kühlwassei's abwich, da beim Passieren 

 des Kühlgefässes die Temperatur um einiges stieg. Diese Temperatur- 

 differenz machte sich natürlich um so mehr bemerkbar, je grösser 

 der Unterschied zwischen Kühlwasser- und Lokaltemperatur war, d. h. 

 am meisten im Winter, da jene 4", diese 17" betragen konnte. Doch 

 wurde diese Differenz bei den Messungen genau in Rechnung gezogen. 



Eine Hauptbedingung bei den Messungen bestand darin, dass die 

 Temperatur des Kühlwassers während längerer Zeit absolut konstant 

 blieb und zwar — weil oft ganz kleine Temperaturdifferenzen (bis zu 

 1" hinunter) gemessen werden mussten — konstant bis auf ein paar 

 Hundertstel eines Grades. Das war nun immer der Fall, wenn nachts 

 gearbeitet wurde, indem dann die Temperatur sich oft während 

 einer halben Stunde oder noch längei-er Zeit kaum um ^° änderte. 

 Tagsüber dagegen trat jedes Mal, wenn von derselben Haupt- Wasser- 

 leitung in einem anderen Zimmer Wasser abgenommen wurde, eine 

 plötzliche Änderung der Temperatur ein, die recht erheblich sein 

 konnte (oft ^^ und mehr). Aus diesem Grunde wurde vorgezogen, 

 die 11- und fc-Messungen gewöhnlich nachts zwischen 7 und 12 Uhr 

 auszuführen, zu einer Zeit, da auch äussere Einflüsse von den übrigen 

 Laboratorien her nicht störend auf das Galvanometer wirkten und 

 da die Lokaltemperatur auch im Winter ziemlich konstant blieb ; 

 (die Heizung verursachte tagsüber starke Schwankungen). 



Die Kühlwasser-Temperatur wurde mit einem Haak'schen Nornial- 

 Thermometer, das hundertstel Grade abzulesen gestattete, gemessen. 



Die Thermoelemente. Die Messung der Temperaturen in den 

 Stäben geschah mittelst Thermoelementen aus Eisen-Konstantan. 

 Da keine grösseren Temperaturdifferenzen als 15" bei den Messungen 

 vorkamen, so kann man als sicher annehmen, dass die elektro- 



