Absolute Messungen üher den Peltier-K(Tekt. 131 



motorisclie Kraft des Thermoelements proportional der Teniperatur- 

 differenz der Lötstellen ist. Die Drähte durften nicht zu diiuii ge- 

 wählt werden, weil der Widerstand der Elemente sonst eine zu 

 kleine Grad-Empfindlichkeit am Galvanometer hervorgerufen hätte. 

 Der benutzte Eisendraht war isoliert und 0,25 mm dick (ohne Iso- 

 lation), der Konstantandraht war z. T. blank (für die Messungen mit 

 Schlauch isoliert) z. T. isoliert und 0,25 mm dick (^ohne Isolation). 

 Um andererseits eine durch die relativ grossen Querschnitte der 

 Drähte bedingte Wärmeableitung durch die Thermoelemente zu ver- 

 meiden, wurden die Drähte, bevor man sie zusanimenlötete, an ihren 

 Enden mit der Feile etwas zugespitzt. — Die Lötstellen wurden in 

 die Stäbe eingestemmt, ein Verfahren, das sich am zweckmässigsten 

 erwies. Die Bohrlöcher für die Thermoelemente waren 1,5 mm tief 

 und 0.5 mm weit. 



Die zweite Lötstelle eines Thermoelements, die stets auf Kühl- 

 wassertemperatur in einem kleinen Gefäss {Z in Fig. 5, S. 128), 

 gehalten wurde, durfte nicht' ohne weiteres in das öiessende Kühl- 

 wasser gesetzt werden, denn 1. wäre durch die mechanische Ein- 

 wirkung des bewegten Wassers auf die Lötstelle eine störende 

 elektromotorische Kraft aufgetreten und 2. hätte folgender andere 

 Umstand grosse Fehler verursacht. Fliesst nämlich ein Strom durch 

 den zu untersuchenden Stab, oder ist dieser auch bloss mit einem 

 Pol einer Akkumulatorenbatterie verbunden, während der andere Fol 

 nicht genügend von der Erde isoliert ist, so wird, weil der Stab ein 

 anderes Potential als die Erde hat und weil durch das Thermoelement 

 und das Kühlwasser eine leitende Verbindung vorhanden ist, ein kleiner 

 Strom vom Stab zur Erde hin auftreten, von dem ein Teil auch durch 

 das mit dem Thermoelement verbundene Galvanometer iliessen und 

 dort wegen der grossen Empfindlichkeit einen .störenden Ausschlag 

 verursachen wird. Wie Versuche darüber gezeigt hal)en, konnte der- 

 selbe bis yOO Skalenteile betragen und war natürlich veränderlich. 



Um beide Fehlerquellen zu beseitigen, wurden die nackten Löt- 

 stellen der Thermoelemente in ganz dünnwandige, 6 mm weite und 

 14 cm lange Glasröhrchen gesetzt, die unten beim Zuschmelzen in 

 eine Spitze ausgezogen worden waren und mit dem sehr guten Iso- 

 lator Petroleum angefüllt wurden. Die Lötstelle kam ganz in die 

 Spitze zu stehen. Die Glasröhrchen standen zirka lU cm tief im 

 Kühlwasser und man konnte sicher sein, dass die Lötstellen genau 

 die Temperatur des Kühlwassers hatten. 



Doch wenn jetzt auch keine Erdverbindung tiurcli das Küiilwasser 

 vorhanden war, so konnte doch — wie weitere \'ersuche zeigten — 

 die oben genannte Störung nur schon dadurch hei vorgerufen werden. 



