\-i-2 Emil Heck. 



»lass das Tliormoeleinent in seinen verschiedenen Teilen oder das 

 üah'anonieter und seine Leitung nicht genügend von der Erde 

 isoliert waren. Es wurde deshalb das Galvanometer, das auf einer 

 Holzkonsole stand, auf Porzellan- Isolatoren gestellt und die ganze 

 üalvanometerleitung, der dem Galvanometer vorgeschaltete Wider- 

 stand und die Thermoelement-Drähte mit Hülfe von Paraffin gänz- 

 lich von der Erde isoliert. Nach Anwendung dieser Massregeln konnte 

 gar kein störender Einfluss mehr am Galvanometer konstatiert werden. 



Um störende thermoelektrische Kräfte innerhalb der Thermo- 

 element-Kreise nach Möglichkeit zu vormeiden, wurden die Stellen, 

 wo die Eisendrähte der Thermoelemente an die Kupferleitungen zum 

 Galvanometer gelötet waren, neben einander gelegt und gut in Watte 

 eingehüllt. Die genannten Kupferleituiigen führten zu Quecksilber- 

 Näpfchen, die in ein Glasgefiiss mit Deckel eingesetzt waren, um vor 

 Luftströmungen geschützt zu sein. Von diesen Quecksilber-Näpfchen 

 führte dann ei ne Kupferleitung zum Galvanometer (vergl. Fig. ö,lS. 128). 



Beim Einstemmen der Thermoeleniente in den Stab wurde dar- 

 auf geachtet, dass die Ebene, welche die in der Lötstelle dicht 

 neben einander liegenden Drähte bildeten, stets normal zur Stabaxe 

 zu stehen kam. Doch auch so konnte nicht vermieden werden, dass 

 ein Teil des grossen durch den Stab fliessenden Stromes sich durch 

 die Galvanometerleitung abzweigte. Bei der Untersuchung über die 

 Abhängigkeit des Peltier-Efifekts von der Stromstärke wirkt dieser 

 Umstand nicht störend, weil diese Abzweigung proportional der 

 Stromstärke ist, ebensowenig bei der Bestimmung der Wärmeleit- 

 fähigkeit, weil sich dort der Fehler durch Kommutieren des Stromes 

 heraushebt; wohl aber braucht man die Grösse des abgezweigten 

 Stromes zu kennen bei der absoluten Peltier-Efifekt-Messung (s.S. 144). 



Es wurde auch besonders darauf geachtet, dass die Thermo- 

 elemente rings um das Bohrloch herum gleichmässig stark einge- 

 stemmt wurden, denn man könnte vermuten, dass bei nur teilweiser 

 Berührung der Lötstelle mit dem Stabe störende PeUier-Eflfekte auf- 

 treten könnten. Ich glaube zwar, dass diese Befürchtung unbegründet 

 ist, wie folgende Überlegung zeigen soll. 



Wir wollen annehmen, die Berührung des Lotes der Lötstelle des 

 Thermoelements mit der Wandung des Bohrloches sei nur partiell. 

 Die Stromlinien, die bei Fehlen des Bohrloches parallel zur Stabaxe 

 verlaufen würden, werden jetzt in der Umgebung des Loches gekrümmt. 

 Ein Teil des ganzen Stromes wird mit bestimmt grosser Dichte durch 

 einen gewissen Teil q der Berührungsfläche vom Stab zur Lötstelle 

 fliessen und einen gewissen Peltier-Effekt hervorrufen ; dieser Teil des 

 Stromes niuss aber notwendigerweise, M'eil wir stationären Zustand 



