Absolute Messungen über iK'n l'cltiei-EfTekt. 133 



haben, durch irgend einen andern Teil 5' der Beriihrungsfliiclie. wenn 

 auch mit anderer Dichte, wieder von der Lötstelle zum Stabe fliessen 

 und ruft dabei einen gleich grossen, dem Vorzeichen nach aber entgegen- 

 gesetzten Peltier-Eö'ekt als vorhin hervor, da bekanntlich der Peltier- 

 Effekt ganz unabhängig von der Grösse der BerührungsHiiche ist. Das 

 Resultat ist also, dass beide Peltier- Wirkungen sicli gegenseitig aufheben. 

 Die Aichung der Therniooleniente geschah immer direkt 

 im Anschluss an die Hauptmessungen, indem die ganze Mess- 

 anordnung stehen gelassen und nur an Stelle des Gefässes, das die 

 Lötstellen in den Glasrölirchen enthielt {Z in Fig. 6), ein 24 cm 

 hohes, 20 cm weites mit Watte umhülltes Kupfergefäss gesetzt 

 wurde, in welches ein anderes 20 cm hohes, 12 cm weites Kupfer- 

 gefäss zu stehen kam. Das Wasser, das sich in beiden Gefässen 

 befand, wurde am zirka 7° über Kühlwassertemperatur erwärmt, und 

 die Lötstellen der Thermoelemente in den Glasröhrchen kamen in das 

 innere der beiden Gefässe zu stehen. Man wählte eine so kleine 

 Temperaturditferenz (7°), damit die Aichung bei möglichst gleichem 

 Widerstände der Galvanometerleitung, als der bei der Hauptmessung 

 benutzte betrug, vorgenommen wurde. Es musston also die Tempe- 

 raturen der beiden Lötstellen sehr genau gemessen werden. Zur Be- 

 stimmung der Temperatur des Kühlwassers, auf der sich die Löt- 

 stelle im Kühlgefäss befand, diente, wie schon erwähnt, ein Haak'- 

 sches Normalthermometer, das bis 30° zeigte und hundertst(d Grade 

 genau abzulesen gestattete. Im Wasserbad befand sich ein Tonnelot- 

 sches Thermometer, das bis 50" zeigte und ebenfalls in zehntel Grade 

 eingeteilt war. Beide Instrumente wurden untereinander und mit noch 

 zwei anderen Normalthermometern verglichen und die Korrektions- 

 kurven bestimmt. Das Haak'sche Thermometer hatte ziemlich grosse 

 und zwar unregelmässige Korrektionen, während das Tonnelot'sche 

 recht genau zeigte. 



Die Stromleitung. Als Stromquelle für die Messungen an den 

 Stäben und Stabkombinationen dienten 4 grosse Akkumulatoren mit 

 je 7U0 Amperestunden Kapazität, von denen entweder alle vier oder 

 zwei Gruppen zu je zwei parallel geschaltet waren. Der grüssto 

 .Strom (bei Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Kupfer), der aus 

 ihnen entnommen wurde, betrug ;500 Amperes. 



Von den Akkumulatoren aus leiteten dicke bifilar geführte Kupfer- 

 kabel den Strom zu einem Messtisch und von dort zum Ausguss 

 und den zu untersuchenden Stäben. Ausser einem ganz groben Re- 

 gulierwidorstand. zu dem unter Umständen auch noch ein Wellblech- 

 Wiilerstiind iri^sclialtct wurde, bofaiul sich im Stroinkiois ein von mir 



