IM Emil Beck. 



selbst konstruierter Klieostat, der aus eiuem kreisförmigen in zwei 

 Quecksilber-Rillen spielenden Doppeldraht aus Kupfer bestand und 

 zu äusserst feiner Regulierung des Stromes diente. Je nach Grösse 

 des Stromes nahm man dünneren oder dickeren Kupferdraht. Ein 

 Regulierwiderstand mit Schleifkontakt erwies sich nämlich der ver- 

 änderlichen Übergangswiderstände wegen zur feinen Regulierung als 

 ganz unbrauchbar; und bei meinen Messungen lag ja ein Haupt- 

 erfordernis darin, die Stromstärke während längerer Zeit ganz kon- 

 stant zu halten. 



Die Stromstärke musste sowohl bei der TT- als bei der k-Be- 

 stimmung (bei letzterer kommt ja i im Quadrat vor) sehr genau ge- 

 messen werden. Dazu diente ein Präzisions-Siemens-Milli-Ämpere- 

 meter mit verschiedenen Nebenschlüssen (z. T. mit Wasserkühlung), 

 das immer wieder von Zeit zu Zeit genau geaicht wurde sowohl 

 durch Vergleichung mit anderen Präzisions-Siemens-Milli-Ampere- 

 metern, deren Korrektionen genau bekannt waren, als auch mit zwei 

 Thomson'schen Stromwagen. — Das Instrument war genügend weit 

 vom Galvanometer entfernt und blieb immer am gleichen Platz. 



Die magnetische Wirkung des Stromkreises auf das Galvano- 

 meter verursachte immer einen Ausschlag von einigen Skalenteilen, 

 doch kam diese Störung nicht in Betracht, da nur stationäre Tem- 

 peraturzustände beobachtet wurden. 



Das Galvanometer. Da es sich bei den Messungen meistens 

 um Temperaturdifferenzen von bloss ein paar Graden handelte, war 

 ein recht empfindliches Galvanometer erforderlich. Ich benutzte ein 

 astatisches aperiodisches Galvanometer von Hartmann und Braun mit 

 vier Spulen, dessen Empfindlichkeit durch äussere Astasierung noch 

 bedeutend erhöht wurde, so dass sie ungefähr 3,7 X 10"** betrug, d.h. 

 ein Strom von 3,7 X 10"'* Amperes bewirkte einen Ausschlag von 

 1 mm an der Fernrohrskala, wenn diese 180 cm vom Galvanonietei-- 

 spiegel entfernt war. Die Ablesung der Galvanometer-Ausschläge 

 geschah immer mit Fernrohr, Spiegel und Skala nach Poggendorffs 

 Methode. Da die Astasierung und Kupferdämpfung sehr gross war, musste 

 nach Schliessung des Galvanometerkreises immer zirka 1 '/-i Minuten 

 gewartet werden, bis der konstant gewordene Ausschlag abgelesen 

 werden konnte. Die elastische Nachwirkung des Fadens war nicht 

 bedeutend, indem sie nach den grössten vorkommenden Ausschlägen 

 (300 mm) höchstens 1 mm Ausschlag bewirkte. Der Widerstand des 

 Galvanometers, die Zuleitung mitgerechnet, betrug 9?10 bei 16". 



Die Einrichtung wurde so getroffen, dass die sämtlichen Aus- 

 schläge am Galvanometer nur nach der einen Seite der Skala, zu 



