Absolute Messunsren über ileii Peltier-EfTekt. 



den grossen Zahlen hin, erfolgten. Es musste also diese Hälfte der 

 Skala genau graduiert, d. h. die Abweichung der Grösse der Aus- 

 schläge von der Proportionalität mit dem durch das Galvanometer 

 fliessenden Strom bestimmt werden. 



Dies gescliah in der ersten Zeit so. dass man das Galvanometer, 

 nachdem man ihm einen sehr kleinen Widerstand parallel geschaltet 

 hatte, in Serie mit einer grossen Tangentenbussole (bei der die auf 

 die Tangente reduzierten Ausschläge genau proportional den hindurch- 

 fliessenden Strömen waren) und mit einem Hegulierwiderstand in 

 einen Stromkreis schaltete und eine Reihe von Ausschlägen am Gal- 

 vanometer mit den entsprechenden an der Tangentenbussole vorglicii. 

 Späterhin wurde jedocii nur nach der folgenden Methode graduiert, 

 die wohl bedeutend genauer ist. 



Fig. 7 zeigt die Schaltung: ir ist ein genau bekannter kleiner 

 Widerstand von ;'^^, tv der Wider- .« 



stand eines genauen Stöpselrheo- 

 staten von Siemens und Halske bis 

 10 000". Wählen wir / ungefähr = 



1 Ampere, gemessen an einem l'rä- 

 zisions- Siemens -Milli -Amperemeter, 

 so nuiss wegen der grossen Emi)iind- 

 lichkeit des Galvanometers der Wi- 

 llerstand H sehr gross gewählt wer- 

 den (ein paar Tausend Ohm), und 

 da die Ströme /' und /" sich umge- 

 kehrt wie die Widerstände w' und jjj 

 w -+■ w,j verhalten, so kann ohne 

 weiteres i = i' gesetzt werden. Lässt 

 man jetzt i stets konstant und va- 

 riiert w so. dass man die Ausschläge AJC/C- 

 50, 100, 150, 200, 250, 300 mm am Fip ' 

 <3alvanometer erhält, so bleibt auch die Spannung zwischen den 

 Enden von w praktisch konstant, und es ist also i" indirekt pro- 

 portional zu IC -f Jl„. 



Verglich man nun w -+ ii-,j mit den zugehörigen Ausschlägen, 

 so erhielt man im Sommer andere Werte für die an den Ausschlägen 

 anzubringenden Korrektionen als im Winter. Nahm man als Normal- 

 ausschlag 150 mm an, so konnte diese IJifferenz bei :^00 mm 1 bis 



2 mm betragen. Das rührt jedenfalls daher, dass die Torsions-Kon- 

 stante des Fadens am Galvanometer vom Feuditigkeitsgehalt der 

 Luft des Zimmers abhängt. Im Winter war die Luft von der Heizung 

 her recht trocken, im Sommer dagegen, weil das Laboratorium im 



