136 Emil Heck. 



Kellergeschoss lag, recht feucht. — Es wurde daher die Graduierung 

 immer wieder von Zeit zu Zeit vorgenommen. 



Die Empfindlichkeit s des üalvanometei'S wurde ebenfalls 

 mit der Versuchsanordnung, die P^ig. 7 zeigt, bestimmt. Wie man 

 leicht erkennt, ist : 



(to + lOg) X Galv. Ausschlag 



— Zur Vermeidung störender Thermokräfte waren sämtliche 

 Klemmen des Galvanometers in Watte gehüllt. 



Da meistens uachts gearbeitet wurde, kamen Widerstands- 

 änderungen des Galvanometers infolge von Temperaturschwankungen 

 im Lauf einer Beobachtungsserie nicht vor. 



III. Die einzelnen Messungen und ihre Berechnung. 



1. Die Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit /.'. 



Vergl. die in Fig. 5 u. 6, S. 128 angegebene Versuchsanordnung. 



Die Wärmeleitfähigkeit /." wurde au Stäben bestimmt, die von 

 denselben 1 m langen Stangen geschnitten waren, welche die 

 Stäbe für die Peltier-Effekt-Messungen lieferten. 



Zuerst wurde an einem kleinen Stück des zu untersuchenden 

 Metalls die Dichte bestimmt nach der S. 124 angegebenen Methode. 



Nachdem dann der Stab auf die S. 128 festgesetzten Dimensionen 

 abgedreht worden war, wurde seine Masse, Länge und Dicke ge- 

 messen. Dann wurden die Kupferplatten auf die Enden aufgelötet 

 (s. S. 129), die drei Thermoelemente eingestemmt — in die Mitte (Quer- 

 schnitt II) und je 1 cm von den Enden des Stabes entfernt (^Quer- 

 schnitt I und III) — und das Ganze in das passende Kühlgefäss ein- 

 gesetzt. Es erfolgte dann die Anordnung, wie sie Fig. 5 und Fig. 6, 

 S. 128 zeigen. 



Zirka eine Stunde nach Offnen des Kühlwasserhahnes, als die 

 Temperatur des Wassers sicher konstant geworden war, wurde für 

 jedes der drei Thermoelemente der Ausschlag am Galvanometer ab- 

 gelesen, der dann als Korrektion an den späteren Ablesungen an- 

 zubringen war. Diese Koi'rektion betrug, falls der dem Galvanometer 

 vorgeschaltete Widerstand = 0- war, immer zirka 2 mm wegen der 

 kleinen Temperaturdifferenz zwischen den beiden Lötstellen der Thermo- 

 elemente (S. 130) und wegen der kleinen thermoelektrischen Störungen 

 im Grtlvanometerkreis. 



Nachdem dann der Strom / geschlossen war, musste man bei 

 dem schlechtesten Leiter (Konstantan) zirka "2 Stunde warten, bis 



