V 



Konst 



141 Emil Beck. 



dann in der entgegengesetzteu Richtung durch dieselbe Stabkom- 

 bination schickte. 



Dieselben Messungen dienten sowohl zur Untersuchung der 

 Frage nach der Abhängigkeit, des Peltier-Effekts von der Strom- 

 stärke als auch zur absoluten-Peltier-Effekt-Messung. Die Mess- 

 anordnung war die in Fig. 5 und G, S. 128 gegebene. 



Der Gang der Messungen war nun folgender: 

 Nachdem die beiden Stabteile einer Kombination sorgfältig ab- 

 gedreht waren auf die S. 128 angegebenen Dimensionen, so dass sie 

 möglichst gleichen Querschnitt hatten, und nachdem ihre Massen, 

 Längen und Dicken gemessen waren, wurden sie mit Zinnlot an- 

 einander gelötet, indem man die zu lötenden Flächen zuerst verzinnte 

 und darauf achtete, dass sie genau auf einander passten. Nach Auf- 

 löten der stromzuführenden Kupferplatten wurden die Thermoelemente 

 eingestemmt, eines in der Lötfläche 

 (II) der Stabkombination und je 

 eines in den Endflächen I und III ^> r Eiim 

 derselben, wie in Fig. 8. Da die /IS V I 



Drähte der l)eiden letzteren Ther- ''■s- ^■ 



moelemente immer in direkter Berührung mit dem Kühlwasser waren, 

 so mussten sie ganz besonders gut paraffiniert sein. 



Es wurde dann zunächst die Grösse der Strom-Abzweigung 

 bestimmt, die ein durch die Kombination fliessender Strom in der mit 

 den Thermoelementen verbundenen Galvanometerleitung verursachte 

 (vergl. S. 132). Dazu Hess man das Kühlwasser aus je zwei Röhrchen 

 in sehr kräftigem Strahle gegen die Querschnitte I, 11, III spritzen 

 und sorgte dafür, dass aucli der übrige Teil des Stabes unter Kühl- 

 wasser zu stehen kam. Benutzte man dann nicht zu starke Ströme 

 und schickte sie ausserdem in der Richtung durch die Kombination, 

 dass sie einen negativen Peltier-Effekt in der Lötfläche hervorriefen, 

 so erhielt man im Galvanometer-Ausschlag die den angewandten 

 Strömen entsprechenden Abzweigungen, da eine Temperaturändening 

 im Stabe durch den Strom ausgeschlossen war. So konnte man die 

 dem Strome 1 Ampere entsprechende Abzweigung bestimmen. 



Nachdem dann die Stabkombination in das Kühlgefäss gebracht 

 worden und die Anordnung wie in Fig. 5 und 6 getroffen war, ver- 

 fuhr man ganz ähnlich wie bei der Ä;-Messung, nämlich : 



1. Beobachtung der Galvanometer-Ausschläge für die Thermo- 

 elemente in I, II, III bei Stromlosigkeit der Kombination, nachdem 

 die Kühl Wassertemperatur konstant geworden war. 



