Absolute Messungen über den Feltier-EfTekl. 151 



3. Die Bestiniinung von -ryy. 



Diese Messung gescliali nach der auf S. \2'> ff. beschriebenen 

 Methode. 



Zur Erwärmung der Lötfläclie der Stal)kombinatioii auf die Tem- 

 peraturen /(,, «j, «3.... wollte ich zuerst einen kleinen elektri- 

 schen Ofen benutzen, der 6 cm lang und 4 cm im Durchmesser 

 war, aus zwei Halbzylindern bestand uud auf den Stab in der Um- 

 gebung der Lötfläche aufgesetzt werden konnte. Doch die Messungen 

 zeigten, dass auf diese Weise keine gleichmässige Erwärmung der 

 ganzen Lötfläche erzielt werden konnte. Derselbe Übelstand zeigte 

 sich auch bei anderen Erwärmungsmethoden, die versucht wurden. 



Daher wandte ich schliesslich das Wasserbad an. Ein parallel- 

 epipedisches Gefäss aus Eisenblech von 22 cm Länge, 11 cm Breite 

 und 22 cm Höhe, das zirka 5 Liter Wasser fassen konnte und aus- 

 wendig durch Watte gegen Wärmeabgabe geschützt war, wurde an 

 seinen Längsseiten mit zwei senkrechten Einschnitten versehen von 

 12 mm Weite und 10 cm Tiefe. In diese wurde die mit Kupferplatten 

 an den Enden und mit einem Thermoelement in der Lötfläche ver- 

 sehene Stabkombination eingesetzt, und die Einschnitte wurden wasser- 

 dicht verschlossen. Dadurch wurde erreicht, dass die Lötfläche der 

 Kombination mitten in ein Wasserbad zu stehen kam. wenn man 

 das Gefäss bis zum Rande mit Wasser füllte. Gegen die Enden der 

 Stabkombination, wo die dieselbe zu einem Thermokreis ergänzenden 

 Drähte angelötet waren, Hess man das Kühlwasser spritzen. 



Die zweite Lötstelle des Thermoelements und die Lötstelle D 

 des Therniokreises (s. Fig. 4, S. 126) kamen in das kleine mit stets 

 erneutem Kühlwasser angefüllte Gefäss (Z in Fig. 5 und 6, S. 128) zu 

 stehen. 



Der Gang der Messungen war nun folgender: 



Zuerst wurde der Widerstand von „Th. I" und „Th. H"') 

 (if, -f- ic,, und w.,-'rii;,) mit der Wheatstone'schen Brücke bestimmt. 

 Nachdem dann das Wasserbad auf eine bestimmte Tempeiatur u ge- 

 bracht worden war, wurden unter beständigem Umrühren des 

 Bades aijwechselnd die Ausschläge x^ und ./ ^ für „Th.I" und ,Th.II" 

 bei passend grossen dem Galvanometer vorgeschalteten Widerständen 

 i\ und Cj abgelesen und die Ablesungen zu je einem Mittel vereinigt. 

 Diese Messungen wurden für drei Temperaturen, nämlich it — ca. r>°, 10°, 

 15" (Kühlwasserteniperatur = 0) durchgeführt. Darauf erfolgte Aichung 

 von „Th. U" und Bestimmung der Empfindlichkeit £ des Galvanometers. 



') Es soll iler mil der Stabkondiiiiiilicui goliildelo Thermokreis mit ,Tli. 1', 

 der mit dem Tliormoelement u'obildete Kreis mit ,Tli. II' lie/.eicimet werden. 



